SfiANCE DU 26 AVRIL 1920. 989 



^ La technique operatoire est d'ailleurs simple : les deux sources sont cons- 

 titutes, Tune par un arc a charbon ordinaire, de 10 amperes, ['autre par un 

 arc de 10 amperes egaleuient, produit entre deux charbons places dans un 

 ballon a trois tubulures de i4 om de diametre, dans lequel on fait le vide. 

 L'arcobtenu est parfaitement stable, l'usure des charbons est quasi nulle, 

 et les parois du ballon sont a peine ternies apres uiie demi-heure de fonc- 

 tionnement. 



L'appareil spectroscopique employe se compose d'une lame plane et 

 parallele argentee de 2 mm ,5 d'epaisseur, dont un objectif projette les 

 anneaux interferentiels sur la fenle d'un spectroscope; ce spectroscope, a 

 retour de rayons, comprend unreseau plan de Rowland, un miroir concave 

 de 3 m ,5o de distance focale. Le troisieme spectre donne dans la region de 

 la bande 4 197 A. une dispersion de 1 ,9 A. par millimetre. 



Les temps de pose out varie entre 10 et 20 minutes; comme il pent arriver 

 que, malg-re les ecrans destines a ne laisser passer que la lumiere de i'arc 

 lui-meme, et par suite d'ei'lianO'emeuls i?e't:au\, l'elalon ne conserve pas 

 rigoureusement la meme epaisseur dans les poses faites avec Tare ordinaire 

 et avec Tare dans le vide, je mesure de temps en temps, pendant la pose, 

 le diametre des anneaux verls de la lumiere du mercure, en envoyant 

 celle-ci, au travers de l'etalon dans une lunette micrometrique, par le jeu 



operation est extremement rapide (environ 3o secondes). 



Soient e l'epaisseur de l'etalon lorsd'une pose, A la longueur d'onded'une 

 des raies des bandes etudiees, i le rayon de l'anncau. photographie et 

 mesure sur le cliche, A" un entier, on a la relation 



d'ou, en prenant la dilTerentielle logarithmiquc, 



Si done, lors de la deuxieme pose, l'etalon a varie de de et la 

 d'onde de tfk, i aura varie de dl. 



Dans les mesures faites avec la raie du mercure, oil d\ est nul, 

 **, etant le rayon de Tanneau vert mesure. 



