1 384 ACADEMIE DES SCIENCES. 



Nous ne faisons pas figurer dans celte formule le facteur quantite, parce 

 que nqs experiences n'ont porte que sur de faibles intensites : i a 10 milli ; 

 cependant, entre ces limites, ties voisines, il intervient comrne nn coefficient. 



Mais Taction revelatrice de developpement, en s'exercant sur la couche 

 sensible dont la duree d'impression aux rayons X a ete definic par cette 

 equation, se manifeste differemment suivantla valeur de L et comrne il faut, 

 pratiquement, utiliser un developpement unique, il convient d'apporter 

 dans I'application un certain temperament a la formule (i) aim d'eviter 

 Texageration des contrastes pour / assez faible ou leur trop grande attenua- 

 tion pour / suffisamment elevee. 11 faut egalement tenir compte de *la 

 variation que subit Taction transformatrice des ecrans renforcateurssuivant 

 les radiations utilisees. 



Pour satisfaire a ces desiderata, nous avons reconnu qu'il fallait deter- 

 miner / en fonction de Tepaisseur, de maniere a maintenir le temps de pose 

 entre des limites peu eloignees, quelle que soit la variation d'epaisseur pre- 

 sentee par les sujets. 



La formule suivante, dans laquelle mest le rapport des epaisseurs et a la 

 difference des valeurs correspondantes de /, nous a donne satisfaction : 



le correcteur K/ dependant du mode d'action du revelateur adopte. 



Le Tableau ci-dessous, que nous donnons a litre d'exemple, indique le 

 temps de pose pour Texamen du tronc d'un sujet faisant a Tincidence nor- 

 male 20 cm d'epaisseur, le debit du tube etant de 8 mm (les ecrans renfor<;a- 



L'application de ces donnees {>ermet de realiser un dispositif reliant 

 Techelle du spintermetre a une regie a calculs, par exemple, a Taide duquel 

 la determination du temps de pose pour un regime donne, ou inversement, 

 celle du regime convenant a un temps de pose donne, sont obtenues meca- 

 niquement. 



