STANCE DU 1 3 DECEMBRE I920. 1 2 27 



La cloture serait done naturelle dans le sens horizontal et artificielle dans 



Ainsi le cadastre aurait ete partiellemenl preconditionne par la geologie 

 et il parait difficile de decouvrir un cas 011 la geographie physique et la geo- 



ANEMOMETRIE. Sur hi mesure de la composante verticale de la vitesse du 



vent a Vaide des moulinets anemomelriques. Note de M. C.-E. Brazier, 

 presentee par M. E. Bouty. 



Dans les vingt dernieres annees du xix e siecle, on a essay*' de raesurer 

 la composante verticale de la vitesse des courants atmospheriques a l'aide 

 de moulinets speciaux( 1 ) dont le plus employe comportail quatre palettes 

 planes inclinees a Zp° et reunies par dc< bras egaux a un moyeu porle 

 par un pivot vertical. 



Quand cc dispositif. auquel on a donne le nom de clinoanimometre ■, est 

 place dans le vent naturel, il se met a tourner lantot dans un sens, taulot 

 en sens contraire. Comme, par raison de symetrie, il doit rester immobile 

 dans un courant d'air horizontal dont tousles filets sont animesdela meme 

 vitesse, il y a lieu de penser que les rotations dans un cerlain sens, facile a 

 determiner d'apies la disposition des ailettes, correspondent a des mouve- 

 ments ascendants de I'air, tandis que les rotations inverses sont causees par 

 des mouvements descendants. 



Si Ton admet que la vitesse angulaire du clinoanemometre est propor- 

 tionnelle a la composante verticale w de la vitesse du vent, il suffit, apres 

 avoir determine son facteur anemometri<]ue dans un courant d'air de 

 vitesse connue et parallele a son axe, de compter le nombre de rotations 

 positives et negatives faites en un temps donne par cet appareil pour etre 

 en mesure de deduire de leur somme algebrique la valeur moyenne et le 

 signe de la composante verticale des courants aeriens pendant cet inter- 

 valle. Si, pendant le meme temps, on a mesure la composante horizontale 

 moyenne, v, on calcule immediatement 1'inclinaison moyenne de la trajec- 

 toire des filets d'air par la formule tang i — - • 



Des mesures basees sur ce principe ont ete faites en diverses contrees et 



(M Garrigol'-Lagrange, Ann. Soc. met. de France, t. 3£, iNSii. p, 5o; t. 35, .887, 



