SEANCE DU 19 JUILLET 1920 1 65 



line tres grande precision. Toutes les complications qui resultent de 

 l'amortissement disparaissent. J'ai utilise ces oscillations pour la determi- 

 nation de la constante dielectrique de l'eau. 



Le circuit oscillant d'un appareil a ondes courtes, decrit par MM. (iutton 

 et Touly, est couple d'une facon tres lacbe, avec une ligne formee de deux 

 fils de cuivre paralleles, de i mm ,5 de diametre, distanls de 8 cm , et relies a 

 leurs extremites par deux points. Le pont le plus eloigne de l'appareil 

 genera teur d'oscillations est coupe par une soudure fer-constantan a fils de 

 o mm , 5. De part et d'autre de la soudure, ces fils sont relies aux bornes d'un 

 galvanometre a cadre. Le pont dispose a Forigine de la ligne est parallele a 

 l'un des cotes du circuit oscillant generateur; il est coupe par un conden- 

 sateur d'une capacite de -~- u de microfarad. Cette capacite est assez grande 

 pour transmettre integralement les ondes de 444 cm et de 242°™ qui ont ete 

 utilisees. Elle evite que la soudure thermo-electrique soit mise en court 

 circuit par la ligne et par ce pont. 



Pour une longueur quelconque non resonante du rectangle forme par les 

 fils de ligne et les ponts, les oscillations qui y sont induites conservent une 

 intensite a peu pres nulle et le galvanometre ne devie pas. Mais les lon- 

 gueurs de ligne pour lesquelles la resonance est realisee, donnent lieu a 

 une grande intensite d'oscillations qui permet deles determiner a moins 

 d'un millimetre pres. Pour faire varier la longueur de la ligne et realiser 

 exaclement la resonance, on dispose le pont portant la soudure entre les 

 extremites de deux tubes en laiton dans lesquels coulissent les fils de ligne. 

 On trouve ainsi, successivement, une serie de longueurs resonantes qui 

 different entre elles d'une demi-longueur d'onde. 



II n'a pas ete observe d'harmoniques dans les oscillations de generateurs 

 d ondes, fonctionnant dans les conditions de plus grande intensite, tres 

 pres du couplage minimum entre les circuits de grille et de plaque (*). 



L'appareil regie a la resonance est si sensible a une modification de la 

 Vitesse de propagation, qu'on observe une tres grande variation de 1'inten- 

 site du courant dans le galvanometre lorsqu'on place entre les fils une 

 plaque de paraffme. Une feuille de papier approcbee de la ligne accordee 

 suffit deja a procluire un effet nettement visible. 



Pour etudier la propagation dans l'eau, on a dispose la parlie de la ligne 

 la plus eloignee du generateur d'ondes dans une cuve en bois paraffinee, 

 dont la largeur et la profondeur etaient i5 cm . Ces dimensions sont suffi- 



(') Cf. Gutton, Revue generate de VEleclriciU, t. 5 et (J. 1919, 



