STANCE DU 6 DECEMBRE 1920. II29 



Le nombre total des eclipses utilisees est de 70. Trois eclipses ont ete exeeptees des 

 moyennes, celles des 4 octobre 1884, 3o mars et 2/[ septembre 1884. d'eYlats relatifs 

 o ou 1. D'apres la pliase solaire correspondanle, ces eclipses auraient du etre claires. 

 Or, elles ont ete sombres, et leur caractere anormal est encore accuse par ce fait 

 • [u'elles ont ele preeedees, dans la meme periode solaire., d'eelipses notablement plus 



et rapprochee cles Iiieurs crepusculaires conseculives a Verupfion du KraLaloa. 



Note (^deM. Pierre Menard. 



Le manometre a mercure que j'ai l'honneur de presenter a FAcademie a 

 les deux avantages d'etre a la fois inversable et a oscillations amorties. 



Le dessin ci-apres fera comprendre aisemcnt la disposition de l'appareil. 



Ln tube en verre T recourbe est surmonte, a cbacune de ses extivmik's, 

 par une ampoule reservoir A et A'. L'ampoule A forme cuvette et contienl 

 le mercure sur la nappe duquel s'exercera la pression, l'ascension du mer- 

 cure se faisant dans la branche ascendanle du tube T. 



Chaque ampoule A et A' est traversee a son sommet par un ajutage 011 

 tube de verre C faisant communiquer chaque reservoir avec Fair libre. Le 

 tube de verre G penetre jusqu'au milieu de l'ampoule en se recourbant sur 

 lui-meme sous forme de crochet se terminant par un orifice retreci O. On 

 concoit que par ce dispositif le mercure ne puisse s'echapper de 1'appareii. 

 Lorsque le tube T est renverse, le mercure va se loger dans le fond des 

 reservoirs A ou A', lorsqu'il est incline, le mercure reste dans les bas- 

 cotes; dans aucun cas, le mercure ne peut affleurer l'oriBce O, qui commu- 

 nique avec l'exterieur. 



Le dispositif d'ajutage en verre avec orifice retreci evite les a-coups de 

 pression et joue le role d'amortisseur, le mercure ne s'elevant ainsi dans la 

 branche T que lentement et progressivement, les oscillations de la colonne 

 de mercure se trouvent presque supprimees. 



Ce manometre peut etre utilise pour mesurer toutes les pressions basses. 

 Le mercure, dans certains cas, peut etre remplace avec avanlage par un 

 liquide moins dense (eau, alcool, ...). 



(') Seance du 22 novembre 1920. 



