STANCE DU 6 DECEMBRE 1920. Il3l 



METROLOGIE. - Methode inter Jerentielle pour la determination ties etalons 

 en quartz. Note de M. Albert Perard, presentee par M. J. VioIIe. 



Un premier controle de la fixite de l'Unite metrique a\ ant ete obtenu par 

 la mesure du rapport des longueurs d'onde fondamentales a cello unite, 

 le Comite international des Poids et Mesures a voulu se premunir encore 

 contre les possibililes d'une variation ultei ieure de ce rapport, et, pour cela, 

 constituer un troisieme terme de comparaison par Tetablisscrnent et la 

 determination d'elalons en quartz cristallise, substance ofTrant toute garantie 

 de stabiiite et d'inalterabilite. 



Ces etalons, construits par M. Jobin en 1909, sont constitues par des 

 prismes, a section carree, de 2r> mm de cote, tallies dans Je quartz parailele- 

 ment a l'axe crislallographique, et termines par des faces polies, planes et 

 parallels. 



La methode de mesure a employer devait eviter toute argenture des 

 faces de l'etalon, comme etant de nature a porter atteinte a Tintegrite de 

 ces surfaces. Dans une premiere methode, deja mise en <euvre, j'ai utilise 

 l'appareil Michelson legerement roodifie. Le miroir senli-argente S {fig* 1) 



subdivise le faisceau incident I en deux parties dont l'une, rellechie, va 

 frapper le miroir M et au retour traverse partiellement S, tandis que Tautre, 

 transmise, va tomber sur le miroir R (plan de reference) apres reflexion 

 accessoire sur N, et au retour se reflechit partiellement sur S. En se rejoi- 

 gnant dans la lunette d'observation L, les deux parties du faisceau inter- 

 ferent; et, pour se rendre compte des phenomenes qui prennent naissance, 

 il est commode de considerer les positions relatives du miroir M et de 

 Timage R' du miroir R par rapport a la glace semi-argentee S. 



