<)OcS ACADEMIE DES SCIENCES. 



riences de Rutherford et Barnes ( ' ), que la penetration moyenne des rayon- 

 nements emis par l'ampoule Coolidge, mesuree par le coefficient de trans- 

 mission dans l'aluminium, croit constamment, d'une part avec la tension a 

 laquelle est alimentee l'ampoule, d'autre pari avec la selection resultant du 

 passage dans des epaisseurs croissantes de metal. 



Les rayons provenantd'une ampoule Coolidge alimcnlee sous q5ooo volts, 

 filtres a travers i8 mm d'aluminium, ne perdent plus que 6 pour ioo de 

 leur energie par millimetre d'aluminium traverse, alors qu'avec les am- 

 poules a gaz ionise, ['absorption la plus faible constatee dans les memes 

 conditions etait de i r pour ioo (Guilleminot). 



On esl done amene a mettre en cause le principe de l'appareil de Benoit, 

 <i en em-t, nous avons reconnu que ce principe nVsl pas valable dans 

 I'etendue entiere de la gamme des rayonnements V, le rapporl d'equiva- 

 lence — ■»' passant par un maximum pour decroitre ensuite 



quand la penetration augmente. 



Nous avons mesure pour le rayonnement d'une ampoule Coolidge ali- 

 mentee par un transformaleur a noyau 1'erme a unc tension moyenne 

 d'onde, de 88000 volts (i6 im d'etincelle enlre poinles) les transmissions a 

 travers un nombre croissant de lames d'argent de o" im ,n, eta travers un 

 nombre croissant de lames d'aluminium de i" iin . 



De la courbe de transmission obtenue pour l'aluminium, on a deduit 

 Tepaisseur equivalente aux lames d'argent successives. devaluation 

 comparative des rayonnements transmis etait faite par la methode lluoro- 

 iuetrique de Guilleminot. On a obtenu les resultals suivants : 



penetration de plus en plus elevee, puisque la quatrieme lame 



> v\ Rusnkh. t'l,il»K„iihic>il \l-tx>-izin-\ i*)i5, n" ITT, p. 30 1 



