72 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
chromatique de longueur d'onde À. Examinons-la avec le dispositif inter- 
férentiel dont je me suis déjà servi pour les miroirs en mouvement; si v est 
la vitesse de la source le long du faisceau lumineux considéré, {la différence 
de marche entre les rayons interférents et c la vitesse de la lumière, on aura 
f= 
AC 
pour le nombre de franges qu’on verrait passer sur le fil du réticule oculaire, 
quand la vitesse de la source passe de zéro à v. Comme, dans une pareille 
expérience, ¢ ne pourra jamais être très grand, au chattare, qu’il sera 
toujours moindre que la vitesse virtuelle des images réfléchies par les miroirs 
mobiles de l’expérience susdite, il est nécessaire de donner à / une valeur 
beaucoup plus grande, pour qu’on puisse observer sûrement le déplace- 
ment f. Il est nécessaire d'employer une source très monochromatique et 
intense. Nous avons donc employé la raie verte de l’arc au mercure 
(KR = 0,540) 
Je décidai donc de mettre en rapide mouvement de rotation quelques- 
uns de ces arcs spécialement construits; et j’arrivai à la conclusion, après 
quelques essais, qu'il fallait construire un appareil rotatif d’un diamètre 
considérable pour éviter, à égale vitesse périphérique, les nuisibles effets 
d’une force centrifuge excessive. 
La lumière émise par les arcs devait être, ensuite, examinée avec l'in- 
terféromètre de Michelson, en faisant / — 232mm, pour laquelle valeur j’ai 
pu constater un bon maximum de visibilité des franges d'interférence. 
Telle est donc la disposition que j'ai adoptée : 
Deux tubes en verre, vides d’air, de forme spéciale (maximum de dimen- 
sion 4°") sont fixés sur une roue horizontale, à l’aide de minces et forts fils 
en acier, en deux points diamétralement opposés. Ces tubes contiennent 
un peu de mercure (285 à peu près) qui, par la force centrifuge, vient à 
recouvrir, pendant la rotation, les deux électrodes principales de chaque 
tube. Une troisième électrode sert à exciter, à l’aide de la décharge d’une 
bobine, l'arc voltaïque. Le courant continu à 70 volts (2 ou 3 ampères par 
tube) arrive aux tubes par des contacts glissants. La distance de chaque tube 
à axe de rotation vertical est d'environ 1": ainsi le diamètre de l appareil 
tournant est de 2",02 (mesuré entre les deux foyers lumineux). La lumière 
est observée à l’aide de l’interféromètre de Michelson, tangentiellement au 
mouvement des deux sources. La vitesse de rotation peut être au maximum 
de 14 tours par seconde, à quoi correspond une vitesse périphérique d’en- 
