20/ ACADÉMIE DES SCIENCES. 
thermomètres; il suffit, après les avoir remontés, d'ajouter à 40°, point de 
sectionnement des thermomètres, la différence entre les températures qu’ils 
indiquent et celle indiquée par le thermomètre étalon, quand ils sont tous 
les trois placés côte à côte dans un milieu où la température restera constante 
pendant la lecture. 
Nous aurions pu nous contenter de descendre un seul thermomètre, mais, 
pour une première expérience, nous désirions avoir un moyen de contrôle. 
Ce dernier était d’ailleurs motivé par les expériences suivantes auxquelles 
nous avions procédé. 
Nous avions bien constaté : 
° Que, en prenant dans la main le tube d’un thermomètre coupé réservoir 
en haut, et en frappant très fort le poing sur une table, le mercure ne sortait 
pas, mais nous ne pouvions pas affirmer avec évpléte certitude qu'il en 
serait ainsi sous l'influence de chocs plus puissants, notamment de ceux qui 
se produisent quand on fait reposer violemment la colonne sur chaque 
manchon pour la dévisser ; 
2° Qu'un thermomètre coupé étant placé immobile, verticalement, 
réservoir en haut, le mercure sous l'influence de la température sortait en 
formant une suite de gouttelettes qui roulaient lorsqu'elles atteignaient un 
volume représenté par celui de 2 à 3 degrés (sur le thermomètre expé- 
rimenté). Peut-être leur volume eût été plus grand si le thermomètre avait 
été dans l’eau. 
Or, en laissant baisser la température, avant la formation complète 
d’une gouttelette, nous constatämes que le mercure de cette gouttelette en 
formation rentrait dans le thermomètre. 
Pour éviter cet inconvénient, nous avions songé un instant à recouvrir 
le haut du thermomètre d’une petite douille dépassante, qui aurait été rem- 
plie de limaille ou de feuilles d’étain qui, s’amalgamant, auraient empêché 
ce retour intempestif du mercure. Nous croyons cependant toutes ces précau- | 
tions inutiles, car les chocs font se détacher tout le mercure qui sort sous 
l'influence de la température; elles n’ont été prises que pour éviter toute 
critique à ce premier essai. 
Les dangers d’erreurs 1° et 2° étant de sens contraire et les thermo- 
mètres ayant donné à Saint-Jean-d'Hérans chacun la même indication, on 
a tout lieu de croire cette dernière exacte. 
