SÉANCE DU 26 AOUT 1918. 337 
constant de fumées amenées par le tube J; 3° à la constitution d’une colonne résistante 
de solution comprise entre les deux électrodes de nickel F et G, faisant partie du circuit 
électrique de mesure. Avant de faire les mesures on ferme le cireuit sur une colonne 
de soude caustique, et l’on amène l'aiguille au zéro de la graduation de CO? en agissant 
sur la sensibilité de l’ampèremètre muni à cet effet d’un shunt magnétique variable. 
Après barbotage des gaz on ferme de nouveau le circuit et la déviation de l’'ampère- 
I 
deviation. du galvanometre 
fa 
= 
30L * température JC. 
x id- 16°C. 
1 
10 
C C 
i à po 4 1 A L L 
acid 
€ ? 4 6 8 
%o a! 
MEN Des ERE NS “ne VO | 
À L L 
e 
arbonigue 
Fig: 3... 
mètre donne une mesure de la teneur en CO?. La densité de courant aux électrodes 
doit être assez élevée pour rendre constante l'influence de la polarisation électroly- 
tique. 
La figure 2 représente quelques-uns des essais effectués avec cet appareil : en 
abscisses on a porté la teneur en CO? mesurée à l’aide d'une burette de Bunte; en 
ordonnées on a porté les déviations correspondantes de l'ampèremètre. Le réactif 
renfermait 1008 de NaOH par litre d'eau distillée, la colonne résistante avait 8%®,5 de 
diamètre et 110" de longueur, le volume de gaz était de 1950°% s’écoulant en 170 se- 
condes, la source électrique comprenait 6 piles sèches en série. 
On voit que l’exactitude susceptible d'être obtenue est industriellement 
