714 ACADÉMIE DES SCIENCES. z 
Triage des harmoniques. — La considération de la sensibilité dù galva- 
nomètre pour le seul harmonique mis en résonance ne suffit pas. Comme 
dans les méthodes d'analyse électrique, la résonance mécanique laisse 
subsister théoriquement au galvanomètre les élongations provenant de tous 
les autres termes de la tension périodique étudiée. Pour établir l'effet, 
produit par un harmonique non résonant de rang v, quand le galvano- 
mètre ést réglé à la résonance sur l’harmonique n°, il convient de consi- 
dérer le rapport des deux sensibilités S4 et S, et qui caractérise l'affa- 
blissement relatif du terme de rang x. Le triage des harmoniques se fera 
d'autant mieux que ce rapport sera plus petit. À ce point de vue, les deux 
méthodes d'emploi du galvanomètre à vibration su résistance ou sur 
capacité) présentent des propriétés très différentes 
: On trouve que le galvanomètre-monté sur circuit à capacité c produit un 
_ meilleur affaiblissement des harmoniques dont le rang æ est inférieur à n 
| (rang de l'harmonique en résonance) que le galvanomètre branché sur 
|. cireuit simplement résistant. C’est l'inverse pour un rang x supérieur à n. 
En particulier, le terme fondamental (x — 1), de beaucoup le plus gênant 
dans la pe harmonique, donne une amplitude qui est sensiblement 
-h fois plus faible par l'emploi d’une capacité que par celui d’une résistance 
9 égalité d'amortissement A ou A’ et de moment d'inertie K). = 
Ces déductions théoriques sont vérifiées par l'expérience; les deux 
hu ci-contre( fig. 1) donnent, par exemple, des résultats de l'analyse de 
en 13 de la distribution de Paris (assez pauvre en harmoniques), 
-par ces deux méthodes de résonance mécaniqué : $ à gauche le circuit < 
contient ane résistance morte; à cei une capacité. a voit bien que D 
Paini 
pn 
e ai 
é i ae y 
k $ D 1 a 
P _Bénér aics UC ces eur = À À 
\? = ac as (en valeurs absolues) | z 
