t068 ACADËMIE DES SCIENCES. 
qui remplace l'équation de continuité. Elle entraîne que, si la masse de: 
chaque particule reste invariable dans le mouvement, il en est de même 
pour la valeur de p qui lui correspond. On peut donc craindre que les hypo- 
thèses faites par Einstein sur la nature du fluide soient trop restrictives. 
PHYSIQUE. — Méthode d'enregistrement graphique au moyen d'un jet g gazeux . 
Note de M. L. Lumière, présentée par M. Carpentier. 
L'emploi d’une bande de papier enfumé sur laquelle se déplace un style . 
pour inscrire des varialions se rapportant à un phénomène physique ou 
physiologique présente, comme on le sait, l'inconvénient d’altérer l’exacti- 
tude de la courbe par suite du-frottement du style sur le papier. 
Dans le but d’éviter cette imperfection, j'ai étudié l’emploi d’un jet de 
gaz réagissant chimiquement sur un papier convenablement préparé. Le 
style habituellement employé est alors remplacé par un tube de très petit 
diamètre qui peut être en aluminium ou mieux constitué par une tige creuse 
d'origine végétale (paille ou chaume de poa ) verni ou collodionné extérieu- 
rement. Cet organe est terminé par un ajutage très fin recourbé ainsi que 
le montrent les figures 1 et 2 ci-contre et ne touchant pas le papier destiné 
à recevoir l'inscription. 
Le tube traceur, quelle que soit sa nature, est relié à une soufflerie par 
l'intermédiaire d'un petit tuyau de caoutchouc qui le chausse au niveau de 
laxe d’oscillation. Enfin, on interpose sur le trajet de l'air d'alimentation 
un barboteur destiné à charger celui-ci de la vapeur ou du gaz actif. 
La pression nécessaire étant extrêment faible (quelques millimètres de 
hauteur d’eau) la réaction dynamique du jet gazeux à la sortie du tube peut 
être considérée comme négligeable. 1 ajutage terminal sera avantageu- 
sement situé dans un plan perpendiculaire à laxe du tube et incliné à 30°. 
environ sur la surface du papier, l’extrémité du bec de l’ajutage étant 
approchée le plus possible de cette surface, mais sans qu’il y ait contact. 
La figure 1 montre l’application du dispositif à à un tambour de Marey. 
On remarquera que le tube oscillant est réuni au support fixe par un petit 
PES manchon de caoutchouc mince servant d’articulation. 
: ba figure 2 est relative à l'inscription des oscillations d’un cadre galva- 
_ nométrique. Celui-ci porte, fixé à sa partie inférieure, un tube d’aluminium 
ou de verre coudé, sur Jequel est monté l'organe inscripteur, et le fil de 
sion infi rieur est Tepe part un br de caoutchouc de section aussi 
£ PA $ 
