t 326 ) 
disparaître cet inconvénient, en grande partie, en réunis- 
sant deux couples par leurs pôles de même nom, de façon 
que les courants qu’ils produisent s’annulent ou à peu 
près. : 
Il est à regretter que l’auteur n’ait pas fait quelques 
expériences pour comparer les résultats de son procédé 
avec ceux que donnent les autres méthodes actuellement 
en usage pour la détermination de la résistance intérieure 
des couples galvaniques. 
Nous l’engageons à combler cette lacune. Nous l'engi- 
geons également à supprimer dans son travail les objec- 
tions qu'il soulève contre la méthode de compensation de 
Poggendorf, car ces objections ne sont nullement fondées. 
Le sonomètre a déjà été employé par plusieurs phy- 
siciens, et notamment par MM. Hospitalier et Ader, à 
la mesure des résistances (1). Mais Pidée de lemplo 
des courants d'induction pour annuler l'influence de la 
polarisation des couples galvaniques parait appartenir 4 
M. Samuel. - 
En résumé, la méthode de M. Paul Samuel nous semble 
ingénieuse et de nature à pouvoir, dans certains cas, 
rendre des services. En conséquence, nous vous Prop” 
sons de la publier dans le Bulletin et de voter des remer- 
ciments à l’auteur. 
Si Ja Classe adopte ces conclusions, il doit rest 
que M. Samuel modifiera son travail dans le sens 
observations indiquées ci-dessus ». 
Li LR 
er entendu 
(1) Le téléphone, par le comte du Moncel. Paris 1880, p. 324. 
