( 505 ) 
en tôle de cuivre battu de 45 à 20 centimètres de longueur, 
fixée par une de ses extrémités et portant à l'autre un 
bout de fil de platine qui plonge dans du mercure. On 
fait vibrer la lame à la main. 
Les vibrations sont trop lentes pour que le son soit 
appréciable; mais, par suite de la multiplicité des contacts, 
il se produit dans le téléphone un crachement à chaque 
rupture et fermeture du courant. 
Les deux fils induits et ceux des bobines extérieures 
sont du même numéro; le fil de la bobine centrale est le 
même que celui du téléphone. 
M. Ader a proposé, afin de rendre l'appareil plus sen- 
sible, d’enrouler les trois fils du sonomètre sur une même 
bobine (1). Ir 
Dans ce cas il faut, pour équilibrer les deux circuits 
avant l'introduction de la pile et du rhéostat, ajouter dans 
l'un deux des résistances; tandis qu’en employant le sono- 
mètre on arrive au même but en déplaçant simplement une 
des trois bobines. 
Le téléphone étant le révélateur de courant le plus sen- 
sible qui soit entre les mains des physiciens, On pourrers 
admettre à priori que l'emploi du sonomèlre et du télé- 
phone est au moins aussi favorable que celui du galvano- 
mètre. Cependant si l'on effectue les mesures CRE Je 
vais l'indiquer, je pense qu'il est possible d'arriver à une 
approximation très-rapprochée de la vérité. É 4 
Supposons que l’on introduise une pile de résistance 
inconnue dans l’un des circuits; aussitôt le téléphone 
émettra un son. Si graduellement nous ajoutons à l'autre 
z il 1880. 
(1) Cf. La Lumière électrique, t. M, n° 7, p 158, du 1% avril 1 
