( 505 ) 
Ce qui distingue la méthode que j'ai imaginée des autres 
déjà existantes, c’est que la force électro-motrice de la 
pile est entièrement éliminée sans qu’il soit nécessaire de 
l’équilibrer à l’aide d’un artifice. On supprime ainsi toutes 
les causes d'erreur dues à la polarisation de la pile. On 
comprend en effet, par ce qui a été démontré plus haut, 
qu’une diminution quelconque dans l'intensité du courant 
de la pile, sera sans action sur le son produit dans le télé- 
phone. La méthode convient donc parfaitement pour 
mesurer la résistance des piles qui se polarisent rapidement, 
et tous les résultats seront comparables entre eux sans 
qu'il soit nécessaire de tenir compte de la durée de l'opé- 
ralion. 
On sait que la résistance des piles semble croître avec 
celle des circuits où elles sont intercalées. La cause de ce 
changement de résistance est encore mal définie; on 
l'attribue parfois à une modification dans la polarisation. 
Or, dans la plupart des méthodes, le courant de la pile à 
mesurer circule dans le rhéostat ou dans les dérivations. 
On opère donc dans des circuits de résistance différente 
chaque fois qu’on mesure une autre pile. 
Quelque faibles que doivent être les erreurs qui en 
résultent, j'ai essayé de les supprimer, et c’est dans ce but 
que j'ai employé deux fils induits: avec une pareille dispo- 
sition, le courant de la pile ne traverse pas le rhéostat. 
Enfin, il est un dernier point sur lequel je crois utile 
d'attirer l'attention: 
Puisque le courant de la pile cireule librement pendant 
qu’on opère la mesure, et que d'autre part, il n’y a aucun 
inconvénient à ce que la pile se polarise, cette nouvelle 
méthode offre un moyen très-simple de suivre, pendant 
un temps aussi long qu'on le désire, les changements 
