8 DUTROCHET. — Sur la chaleur des êtres vwans 



trajet de l'aiguille doit influer sur l'intensité du courant élec- 

 trique dont elle devient le siège ou l'origine, ce qui est une 

 cause d'erreur dans l'appréciation de la chaleur de ce corps, 

 comparée à celle du corps qui presque toujours recouvre iné- 

 galement l'autre aiguille. Les aiguilles à soudure angulo-termi- 

 /za/e n'offrent point l'inconvénient grave que je viens de signaler; 

 on peut facilement plonger la soudure de ces deux aiguilles à 

 la même profondeur dans les deux corps dont on veut com- 

 parer la température; il n'y aura point ici la cause de déception 

 presque inévitable qui naît de l'inégale immersion des deux 

 2à^\x\\\Qs à soudure médiane dans les deux corps où elles sont 

 plongées. Il faut que les deux aiguilles à soudure angulo-ter- 

 minale soient parfaitement égales en grosseur, et que leurs 

 soudures soient aussi parfaitement égales, sans cela elles pro- 

 duiraient des effets thermo-électriques inégaux, ce qui serait 

 une cause d'erreur; il est donc indispensable d'éprouver les 

 aiguilles avant de les employer. Je faisais cette épreuve en plon- 

 geant les deux pointes ou les deux soudures des aiguilles à la 

 même profondeur et côte à côte dans un vase contenant de 

 l'huile un peu échauffée au-dessus de la température de l'air; 

 si les parties également immergées et également échauffées des 

 deux aiguilles étaient exactement semblables, l'aiguille aimantée 

 du multiplicateur restait à zéro ou au point d'équilibre, sinon 

 elle présentait une déviation dans un sens ou dans l'autre, 

 déviation qui m'indiquait que mes aiguilles étaient mal équili- 

 brées, et que je ne pouvais les employer avec confiance. J'ai 

 donc dû faire un choix parmi mes systèmes d'aiguilles et n'em- 

 ployer que celles que j'ai trouvées parfaitement équilibrées : j'ai 

 profité pour cela dçs conseils et des soins obligeans de M. Pel- 

 tier, bien connu du monde savant par ses savantes recherches 

 sur l'électricité.. 



J'ai cru devoir apporter une modification particulière dans les 

 aiguilles à soudure angulo-terminale dont je me suis servi. Ordi- 

 nairement, on met en usage deux aiguilles séparées dont on réunit 

 les côtés fer par un arc de fil de fer au moment de l'expérience. 

 J'ai jugé plus utile l'emploi d'un fil de fer d'une seule pièce pour 

 les deux aiguilles, qui ainsi ne sont point séparées , comme on le 



