IV. Ein einfacher Erdbebenmesser. 



Von Prof. E. Stalilberge r. 



Mit Tafel XT. 



Die Aiiforderung-en, welche man an einen vollkommenen Erdbeben- 

 messer zu stellen bat, sind, dass er die Richtung, Zeit, Dauer und Stärke 

 jeder einzelnen, selbst schwächsten verticalen und horizontalen Erd-Er- 

 schütterung autographire. 



Ein derartiges Instrument ist für die k.k. Marine- Akademie in Fiume 

 eben in Ausführung begriffen ; um jedoch bis zur Vollendung desselben mit 

 Sicherheit das Stattfiuden von Erdbeben constatiren zu können und über 

 ihre Zeit und Stärke Anhaltspunkte zu gewinnen, stellte ich mit Hilfe der 

 im physikalischen Cabinete der k. k. Marine-Akademie vorhandenen Mittel 

 einen Apparat zusammen, dessen Einrichtung im folgenden besteht. 



In ein niederes und breites cylindrisches Glasgefäss a, welches bei 6 

 aufTaf. XI für sich dargestellt ist, führen zwei Platindrähte ; der eine geht 

 längs der Gefässaxe bis nahe an den Boden, während das untere Ende 

 des zweiten zu einem dem Gefässboden parallelen Kreise gewunden ist. 

 In dem Gefässc befindet sich gerade so viel Quecksilber, dass es, wenn 

 der Platinkreis mittelst Stellschrauben, welche sich am Gefässgestell be- 

 finden, horizontal gestellt ist, so nahe als möglich an den Platinkreis 

 reicht, ohne ihn jedoch irgendwo zu berühren. Der eben beschriebene 

 Apparat ist neben eineniMorsc'schen Schreibapparat (von Siegfried Marcus 

 in Wien) in den Stromkreis einer galvanischen Kette eingeschaltet (Lei- 

 tung II der Figur), und zwar hat der Morse — ^was hier von Wichtigkeit 

 ist — die Einrichtung, dass der Schreibhebel selbst, bei beginnender Be- 

 wegung das Laufwerk auslöst und bei aufhörender Bewegung das Lauf- 

 werk arretirt. So lange Ruhe herrscht, bleibt der Morse-Hebel, da der 

 Stromkreis offen ist, in Ruhe; bei der kleinsten Erschütterung jedoch wird 

 in Folge der Bewegung des Quecksilbers der Strom geschlossen, und der 

 Morse-Hebel macht an dem nun ablaufenden Papierstreifen ein Zeichen, 

 welches der stattgehabten Erschütterung entspricht, so dass sich aus der 

 Länge und Beschaffenheit des am Papierstreifen erhaltenen Zeichens auf 

 die Dauer und Stärke der Erschütterung schliessen lässt. 



Um auch die Zeit der Erschütterung zu erfahren, benützte ich eine 

 Pendel-Uhr mit elektrischem Contact, welche durch die Leitung I der Figur 

 mit der galvanischen Batterie und mit einer secundären elektrischen Uhr, 

 deren Zeiger minutenweise springt, in Verbindung steht. Die secundäre 



Jahrbuch der k. k. gculogiscUtn Hiichsanstalt. 1871. 21. Band. ?. Heft. (Stahlberger.) 34 



