XXXVI RAPPORT ANNUEL 
nomme rhéolyseur, parce qu’on peut le faire servir à dériver d’un cou- 
rant donné une fraction quelconque comprise entre zéro et un maximum. 
Sur un trépied à vis de cale est fixé un disque d’ébonite ou d’une autre 
matière isolante, dans lequel on a creusé un canal à section triangulaire, 
destiné à contenir un filet de mercure plus ou moins mince et de con- 
tour circulaire. Un conducteur métallique, mobile autour du centre de 
figure du canal, présente à sa face inférieure deux saillies destinées à 
plonger dans le mercure sur un même diamètre. Ces saillies, isolées 
l'une de l’autre, sont réunies par le fil d’un galvanomètre. Le conduc- 
teur porte deux verniers à l’aide desquels on apprécie les angles dont on 
le déplace sur un cercle gradué, concentrique au canal, ayant 0",2 de 
diamètre. Le déplacement est réglé par une vis de serrage et une vis 
tangente. Une mince paroi d'ivoire, perpendiculaire au filet mercuriel, 
interrompt sa continuité. De part et d'autre de la lame isolante et contre 
ses faces, deux conducteurs de platine, partant du fond du canal, se ter- 
minent extérieurement par des serre-fils À et C. A l’autre extrémité du 
diamètre qui passe par la plaque d'ivoire, un troisième serre-fil B com- 
munique de même avec le mercure. Ces dispositions permettent de 
diviser un courant électrique entre les moitiés du canal AB et CB par la 
Jonction de A avec C, ou de placer chacune de ces moitiés dans le circuit 
de deux piles distinctes. La pièce tournante fonctionne comme le pont 
de Wheatstone quand elle occupe le zéro de l'échelle, c’est-à-dire la po- 
sition dans laquelle aucun courant ne se manifeste dans le galvanomètre. 
En outre, elle permet de recueillir des courants dérivés dont l'intensité 
croit proportionnellement à l'arc qu’on lui fait décrire, à partir du point de 
compensation. Ce rapport simple, qui se déduit des lois de Kirchoff, 
résulte de la symétrie des portions, prises deux à deux, dans lesquelles 
chaque moitié du filet mercuriel se trouve partagé par les saillies du 
conducteur mobile. Le filet a une section constante et le disque est bien 
calé, si un faible courant introduit de À en GC détermine une même 
déviation galvanométrique dans toutes les positions du pont tournant. 
Le rhéolyseur sert à graduer les galvanomètres en arcs proportionnels 
