301 C.-E. GUYE ET S. RATNOWSKY 
longer aussi longtemps qu’il était nécessaire, sans que l’on pût constater la momdre 
variation!. 
Le champ magnétique. — Le champ magnétique était produit par une paire 
de bobines parcourues par le courant d’une batterie d’accumulateurs. Ces bobines 
étaient disposées dans le voisinage du condensateur, de manière que les lignes de 
force du champ magnétique fussent autant que possible perpendiculaires à celles du 
champ électrique. Dans ces conditions, les déviations électriques et magnétiques 
peuvent être observées sur les mêmes repères. 
Les mesures relatives des champs magnétiques étaient données par le rapport 
des intensités du courant mesurées sur le milliampèremètre dont nous avons parlé: 
cet appareil était combiné à un shunt de précision. 
Les bobines et le tube étaient fixés solidairement sur un même support en bois; 
ce support ne contenait naturellement aucune partie métallique. Le tout était dis- 
posé sur une table entre les deux paires de cadres qui servaient à annuler Le champ 
terrestre (fig. 4). 
Mesure de Let de V. — L'appareil qui mesurait successivement la tension du 
condensateur V et l'intensité Ï du courant traversant les bobines, était un milliam- 
pèremètre de précision de Siemens, combiné à l’aide de commutateurs, soit avec de 
très grandes résistances soigneusement étalonnées, soit avec un shunt. On pouvait 
apprécier aisément sur cet appareil 0,1 division. Les plus petites déviations étaient 
d'environ 35 divisions; l'erreur sur cette mesure pouvait donc atteindre au maxi- 
mum 1/350, soit 0,25 ?/,?. 
Nous avons cru bien faire de vérifier l'homogénéité de la division de notre 
milliampèremètre en l’étalonnant par comparaison avec des résistances convenables 
en manganine soigneusement contrôlées avec une boîte de précision de Carpentier. 
Les différences trouvées ont été tout à fait de l’ordre de grandeur des erreurs d’ex- 
périence. Le tableau suivant permettra de s’en rendre compte: 
Déviations Dévialions Différences 
calculées observées 0/0 
34,077 34,15 + 0,205 
52,012 52,00 — 00 
70,625 70,75 + 0,180 
89,800 39,90 0 Ti 
98,777 98,60 015 
108,520 108,20 — 0,29 
? Nous tenons à signaler à propos de l'installation de cette batterie un curieux phénomène de 
transport de mercure. Les godets servant à mettre en communication les différentes batteries d'éléments 
étaient reliés par des fils étamés et isolés. Au bout de quelques jours, nous avons pu remarquer que le 
mercure à été transporté des godets placés au niveau le plus élevé dans ceux qui se trouvaient à un niveau 
plus bas. Le fil de cuivre étamé fonctionnait done comme un siphon capillaire qui s’amorce de lui-même. 
Ce phénomène a été étudié depuis par M. A. Tcherniawsky (Arch. des Se. phys. et nat., Juillet 1912). 
2 Pour deux séries seulement la déviation n’était que de 20 à 25 divisions. 
fit 
