312 C.-E. GUYE ET S. RATNOWSKY 
Jusqu'au voisinage d’une vitesse égale à la moitié de celle de la lumière, et cela sans 
l'intervention de la lumière ultraviolette. 
Ces conditions sont : 
1° L'emploi tte la méthode des trajectoires identiques, qui permet d'opérer sur 
des déviations relativement grandes, et qui ne nécessite, dans la limite de nos expé- 
riences, n1 la Connaissance exacte des champs magnétique ou électrique, ni leur 
uniformité. 
2° L'emploi d’un système compensateur annulant le champ terrestre et donnant, 
par conséquent, à la méthode précédente son maximum de rigueur, en assurant, en 
outre, la symétrie des déviations gauche et droite. 
3° L'emploi d’une source alternative de grande périodicité et de débit appré- 
ciable, donnant au fonctionnement du tube, particulièrement dans les expériences à 
très haut voltage, une régularité beaucoup plus grande qu'avec les machines élec- 
trostatiques de faible débit. 
Indépendamment de ces trois conditions principales, nous mentionnerons toute 
une série de mesures de précaution qui nous paraissent indispensables dans des me- 
sures de précision. Nous citerons particulièrement : 
a) La protection du tube contre les actions électrostatiques extérieures ou inté- 
rieures, par l'emploi de papier d’étain à la terre recouvrant extérieurement la 
presque totalité du tube. 
b) L’augmentation du degré de vide par l’action simultanée du chauffage du 
tube et de la double pompe de Graede ; la suppression de toute matière fluorescente 
autre que le verre; enfin, l’action de l'air liquide destiné à condenser les impuretés 
et à diminuer ainsi leur tension de vapeur ; la suppression de tout robinet, le tube 
étant directement soudé à la pompe. 
c) L'emploi de conducteurs noyés dans du caoutchouc pour amener le courant 
de haute tension du secondaire de la bobine jusqu’au tube cathodique, de façon à 
éviter, autant que possible, les décharges latérales. 
d) La symétrie du champ électrostatique assurée par rapport à l'enveloppe du 
tube, en chargeant toujours les deux plateaux du condensateur à des potentiels 
7 
et ne l'enveloppe du tube étant à la terre. 
e) La mise à la terre du condensateur pendant les mesures de déviation 
magnétique. 
f) La vérification de la graduation du milliampèremètre servant à mesurer V 
et [, ainsi que les résistances employées. 
g) La comparaison avec un électromètre absolu du voltmètre mesurant le 
potentiel de décharge (détermination de la constante | A). 
