FORMULE DE LORENTZ-EINSTEIN 32) 
dique, et parcourues par un courant provenant d'une batterie d’accumulateurs de 
grande capacité. 
Nous avons adopté des bobines d’un petit diamètre, 8% environ, car elles ont 
l'avantage de donner un champ magnétique très faible dans la région voisine de la 
cathode, région dans laquelle les électrons prennent leur vitesse. Une étude expé- 
rimentale nous à en effet montré que l’action de ce champ, au voisinage de la ca- 
thode, était tout à fait négligeable, étant données les grandes dimensions de notre 
tube et les faibles dimensions des bobines. 
5. Compensation du champ magnétique terrestre. — Te champ magnétique 
terrestre agit évidemment sur le faisceau cathodique et produit, aux petites vitesses 
surtout, une déviation très appréciable. Le seul moyen d'éliminer son action est de 
le compenser par un champ contraire aussi homogène que possible, L'importance 
de cette compensation, ainsi que le mode utilisé ont été exposés antérieurement. 
Comme nous avons utilisé à cet effet le dispositif même dont se sont servis MM. C.-E, 
Guye et S. Ratnowsky, nous nous dispensons d'y revenir en détail. Rappelons seu- 
lement qu’il se composait de deux systèmes de cadres perpendiculaires, de tres 
grandes dimensions, dont l’un compensait la composante horizontale, l'autre la 
composante verticale du champ terrestre (voir p. 305). 
Il importe de remarquer que, laxe du tube ayant été orienté dans le plan du 
méridien magnétique, la déviation du faisceau cathodique par le champ terrestre 
était horizontale. Une petite erreur de compensation déplaçait done légerement la 
trajectoire dans le sens horizontal; et comme nos mesures s’effectuaient sur des 
déviations verticales, l'influence de cette erreur était pratiquement nulle. Malgré 
cela, l'intensité du courant passant dans les bobines compensatrices à été contrôlée 
fréquemment au cours des mesures et maintenue constante, ceci afin d'assurer une 
parfaite symétrie au dispositif. 
6. Mesure de V'et de L — Nous venons de décrire le dispositif permettant 
d'obtenir des champs électrique et magnétique convenables. Voyons maintenant 
l'instrument dont nous nous sommes servis pour la mesure de la tension V et du 
courant [| produisant ces champs. 
Nous avons repris le milliampèremètre de Siemens et Halske déjà utilisé par 
MM. CE. Guye et S. Ratnowsky. Cet instrument pouvait fonctionner soit comme 
voltmètre pour la mesure de V par Padjonction d’une grande résistance, soit comme 
ampèremetre pour celle de F'au moyen d'un shunt convenable. Le schéma général 
(fig. 1) montre la disposition des connexions, des interrupteurs et des commutateurs 
