326 C.-E. GUYE ET C. LAVANCHY 
permettant de mettre ce milliampèremètre en communication soit avec la batterie 
de piles, soit avec les accumulateurs. 
Il fallait, pour éviter toute erreur systématique, vérifier avec un soin tout par- 
ticulier la graduation de l'instrument, Ce controle, nous l’avons fait à diverses 
reprises au cours de nos expériences. L’homogénéité de l’échelle à toujours été 
trouvée exacte, aux erreurs d'expérience près bien entendu. Voici du reste à titre 
d'exemple deux séries de mesures effectuées dans ce but, la première au début de 
nos expériences, la deuxième à la fin. 
1° série. 2 série. 
M — — = = — 
Ôobservée Scalculée | Sobservée S calculée Sobservée Ô calculée 
140,95 140,9 54,75 4,66 100,70 100,74 
121710 1207 H1:65 91:19 69,69 69,62 
109,60 109,56 49,18 40,19 67.45 67,42 
98,65 98,65 39,40 39,36 38,79 38,74 
89,75 89,65 | 35,13 85,15 32,00 31,95 
61,60 61,60 34,03 99293 29,15 29,18 
La graduation de ce milliampèremètre permet, grace à sa netteté, de faire des 
lectures au dixième de division, Et comme sur l'instrument nos mesures les plus 
faibles étaient encore supérieures à 30 divisions, on pouvait donc dans la grande 
majorité des cas mesurer Let V à moins de ‘/, °/,. 
Insistons aussi sur le fait que dans le cas de nos mesures les valeurs relatives 
de V et de I'interviennent seules dans les calculs; on pourrait même done se dis- 
penser de vérifier les indications absolues du milliampèremètre. 
Enfin, les grandes résistances branchées en série sur le voltmètre ont été à 
diverses époques soigneusement contrôlées avec une boite Carpentier de haute 
précision. 
Ainsi l’idée d’une erreur systématique appréciable provenant de l’instrament 
de mesure doit, nous semble-t-il, être complètement écartée. 
7. Dispositif photographique. — L'appareil photographique employé était 
muni d’un objectif à grande ouverture et à court foyer. Sa forme générale ainsi que 
sa position par rapport au tube sont données par la figure schématique ci-après (fig. 3). 
‘ 
