392 PH.-A, GUYE ET A. PINTZA 
présente un avantage sérieux sur celle du ballon : d'une part, on évite la pesée de 
récipients de plusieurs litres de capacité, opération dont la précision laisse toujours 
à désirer ; d'autre part, on peut opérer sur des masses de gaz plus considérables, 
tout en ne portant sur la balance que des appareils de dimensions restreintes, et 
par suite augmenter d'une façon tres appréciable la précision des mesures. 
Les premières expériences instituées dans ce laboratoire par la méthode du 
volumetre avaient pour but la détermination de la densité du gaz (N, + 3H) pro- 
venant de la décomposition du gaz ammoniac sous lPaction d’un fil de platine porté 
à l'incandescence par le courant électrique; connaissant les densités des gaz N, et 
H,, on pouvait en déduire la composition du gaz NH, de la même maniere que 
Leduc et Morley ont déduit la composition de l'eau des densités du gaz tonnant 
et de celles des gaz O, et H,. Ces déterminations, tres délicates, n’ont pas donné 
tout d'abord les résultats qu'on en attendait: elles ont montré qu'il n'est pas toujours 
aisé de construire l'appareil à dégagement de façon à obtenir un gaz tout à fait pur; 
elles sont d’ailleurs décrites dans la deuxième annexe de ce mémoire. 
En raison de cet insuccès, le volumètre construit et calibré pour ces premières 
recherches à été soumis à une expérience de controle, consistant à mesurer à 
nouveau Îles densités des gaz O, et SO, qui avaient été déterminées antérieurement 
avec beaucoup de soin par d’autres observateurs; ces mesures ont été effectuées 
au moyen d'appareils à dégagement fonctionnant d'après le principe mis en œuvre 
par Morley; les résultats ont été très satisfaisants, surtout avec le gaz NO,. 
D’autres expériences tentées, avec le gaz CO,, —— que lon dégageait du bicarbonate 
de soude, — ont donné de moins bons résultats et démontré une fois de plus que 
la condition relative à Pobtention d'un gaz pur était souvent difficile à réaliser. Ces 
expériences de contrôle, exécutées par A. Jaquerod et A. Pintza, sont relatées dans 
la premiere annexe de ce mémoire. 
Ces travaux démontraient done qu'il n’est pas toujours aisé de construire un 
appareil à dégagement satisfaisant aux conditions nécessaires pour des mesures 
précises. On s'est donc demandé si lon ne pourrait pas adopter un dispositif fonc- 
tionnant en sens inverse de celui employé par Morley et consistant à remplir d'abord 
le volumetre avec du gaz soigneusement purifié et provenant d'appareils fixes, rele- 
ver exactement les conditions de température et de pression, et condenser où ab- 
sorber ensuite le gaz du volumètre dans un appareil pesable et de petit volume. 
Dans ces conditions, on pouvait donner aux appareils générateurs tout le dévelop- 
pement nécessaire pour obtenir un gaz très pur, sans être limité ni par leurs 
dimensions, ni par leur poids: d'autre part, la condensation ou l'absorption du gaz 
mesuré au volumétre pouvait se faire dans un récipient de dimensions beaucoup 
plus restreintes que celles des appareils à dégagement: enfin, — point assez 
