RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 152 
important, — on n'était pas non plus obligé de chauffer ces appareils: on évite 
ainsi les variations de poids pouvant résulter des altérations des surfaces de verre 
soumises à l’action de la chaleur ou des déformations temporaires du verre 
chauffé", Dans ces conditions la pesée du gaz pouvait donc se faire avec plus de 
précision encore que par le dispositif à dégagement, du moins dans la majorité 
des cas. 
C’est en suivant ce mode opératoire, — auquel on pourrait réserver le nom de 
méthode volumétrique par condensation, par opposition à la méthode volumétrique 
par dégagement de Morley, — que nous avons déterminé les densités des gaz N,0, 
COL rer NES 
Quant au procédé de condensation du gaz dans l'appareil à peser, nous avons 
utilisé d'abord la propriété que possède le charbon d’absorber très facilement la 
plupart des gaz, surtout à basse température. Cette propriété avait été bien étudiée 
en ce qui concerne le gaz N,0, au cours des expériences faites par l’un de nous 
avec St. Bogdan sur l'analyse gravimétrique de ce gaz?:; Deutsch lavait aussi 
utilisée avec succès au cours de recherches préliminaires sur le poids atomique du 
chlore par décomposition du gaz chlorhydrique. Nous avons donc fait de même pour 
la pesée du gaz N,0, et plus tard pour celle de NF, ; le gaz CO, ne se condensant 
qu'en petite quantité dans le charbon, nous Pavons pesé en labsorbant chimique- 
ment dans un appareil contenant une solution très concentrée de potasse caustique, 
et en prenant certaines précautions qui seront décrites plus loin. 
Ces deux manières de procéder (charbon et agents chhniques) nous ont donné 
des résultats très satisfaisants: elles ont été mises en œuvre depuis, avec un égal 
succès, pour d’autres mesures de densités, notamment par Gray, pour la pesée de 
l'azote et du bioxyde d'azote (absorption par le charbon), par Perman et Davies, 
pour la pesée du gaz NH, (absorption par lacide sulfurique concentré), et tout 
récemment par Dewar (absorption par le charbon). 
Nous devons ajouter que tous les travaux avec le volumètre ont été exécutés 
alors qu'on ne disposait pas encore, à Genève, air liquide; on sait combien cet 
agent simplifie la technique de la purification des gaz. Il va de soi que ce procédé 
de purification rendrait de grands services pour de nouvelles mesures à faire par la 
méthode volumétrique par condensation et qu'il en augmenterait certainement la 
précision. 
Il nous reste enfin à donner quelques explications sur le choix des gaz sur 
1 Les derniers travaux de M. Landolt; (voir en résumé : J. Ch. phys., t. 6, p. 625 1908) ont d’ailleurs 
confirmé récemment l’importance de ces causes d'erreur. 
? Ph.-A. GuyE et St. BoGpaAN, loc. cit. 
% Deurscr, Thèse de Doctorat, Genève, 1903 
