96 PH.-A. GUYE ET A. PINTZA 
PREMIÈRE PARTIE 
POIDS DU LITRE NORMAL DU GAZ ANHYDRIDE CARBONIQUE (CO). 
Les déterminations les plus récentes de la densité de l’anhydride carbonique 
sont dues à Lord Rayleigh et à M. Leduc; le premier à trouvé la valeur 18,9769 et 
le second la valeur 19763: ces nombres, qui expriment le poids du litre normal, 
différent entre eux de !/,,,, environ. 
Pour déterminer cette constante par la méthode volumétrique, nous avons pesé 
le gaz CO, par absorption dans la potasse caustique concentrée, suivant un dispositif 
qui sera décrit plus loin. 
CHAPITRE I. 
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
Description de l'appareil. -- L'appareil dont nous nous sommes servis 
dans nos expériences est représenté par la fig. 1. Il est construit entièrement en 
verre soudé; le raccord du volumètre avec l'appareil à peser le gaz se fait par un 
joint rodé G tenant le vide; on supprime ainsi complètement l’usage du caoutchouc 
et assure la parfaite étanchéité du système. 
Le volumètre se compose de trois parties distinctes, la première DEFV 
servant à la production et purification du gaz; la seconde G HC' à l'absorption et 
à la pesée du gaz: et la troisième Z A BAT à la mesure exacte du volume !. 
Générateur de gaz carbonique. -— Celui-ci est formé de deux tubes D, ayant 
un diamètre de 2 cm. et une longueur de 20 cm.; on les remplit de 130-150 gr. de 
bicarbonate de soude pur recristallisé, quantité permettant de dégager, en chauf- 
fant, l'acide carbonique nécessaire pour plusieurs expériences. Les deux tubes 
Sont reliés entre eux par un tube en 7° portant une petite ampoule Æ où se condense 
1 L'appareil à dégagement DE F'V n'était pas en réalité dans le même plan vertical que le reste de 
Pappareil CG L A B M, ainsi que lindique la figure, établie de la sorte par simple motif de clarté. 
