D)S PH.-A. GUYE ET A. PINTZA 
Absorbeur à acide carbonique. — Cet absorbeur est formé d'un tube (de 
3.8 cm. de diamètre et de IS cm. de longueur, auquel est soudé un tube recourbé 
à angle droit portant un robinet 77, avec lequel on peut le faire communiquer à 
volonté par la manœuvre des robmets Z'et L, soit avec les ballons du volumètre, 
soit avec là pompe à vide à mercure du système Taœpler, non représentée sur Ja 
figure, I est terminé par une partie conique rodée G, S'ajustant exactement avec un 
joint conique de la canalisation, et qui permet de le relier aux ballons du volumètre. 
Ce tube (contient une solution concentrée (1 : 3) de potasse caustique (70 à 
80 em*) dans laquelle est noyée une spirale en fil de fer que Pon peut mettre en 
mouvement depuis Pextérieur au moyen dun électro-aimant; ce dispositif pour 
agiter le liquide est indispensable, si lon veut réaliser une absorption rapide du 
cz 00 
Volumètre, — Celui-ci se compose de deux ballons À et PB reliés au mano- 
mètre AZ: il sert à mesurer le volume du gaz et la pression sous laquelle il se trouve. 
La capacité totale des deux ballons 4 et B est de trois litres et demi environ. 
Chacun d'eux porte un trait de repère («et b) qui sert à en délimiter le volume. 
Ils sont soudés à un tube capillaire qui les relie entre eux, ainsi qu'au manomeètre A7. 
Ce tube peut être fermé en arrière des ballons au moyen du robinet Z. Un tube 
en T, également muni d’un robinet Z, permet de relier tout l'appareil à la pompe 
à mercure, Enfin la tige capillaire se termine par le joint conique rodé G, dans 
lequel extrémité de l'appareil à absorption peut S'adapter exactement ainsi qu'on 
l’a déjà dit. Les deux ballons sont séparés par un robinet Æ afin de pouvoir utiliser 
à volonté soit l’un des ballons, soit les deux ensemble’. Ts sont placés au centre de 
deux grands réservoirs mobiles en verre, non indiqués sur la figure, que l’on remplit 
de glace pilée arrosée d'eau distillée, afin effectuer la mesure exactement à la 
température de 07. 
Manomitre?. —— Ve manomètre AZ est formé d'un tube de verre de 1 em. de 
diametre intérieur recourbé en deux branches inégales. A sa partie inférieure est 
soudé un tube mince portant un robinet O, et communiquant, à laide d’un tube en 
caoutchouc épais, avec une ampoule N, pleme de mercure soigneusement purifié par 
les procédés ordinaires. 
Le remplissage du manomètre à été fait de la façon suivante : 
La petite branche du manomètre est prolongée par un tube capillaire courbé, 
que nous avons étiré à son extrémité pour pouvoir le fermer ultérieurement d'un 
! Cette disposition avait été aussi prévue pour faire servir l'appareil à la mesure des coefficients de 
compressibilité, question qui sera reprise plus tard. 
? Ce manomètre est d'un type employé en Angleterre, notamment à University College, à Londres. 
