RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ D)9 
coup de chalumeau. Tout lPappareil est soigneusement lavé à la solution d'acide 
chromique et à l’eau distillée, puis séché, et fixé verticalement à l’aide de pinces. La 
partie supérieure du manomètre est reliée à la pompe à mercure au moyen d’un 
tube dans lequel est intercalé un tube à anhydride phosphorique; tout étant soudé 
verre contre verre, il n'y à pas de fuite possible. On commence par faire le vide dans 
l'appareil, qui ne contient pas encore de mercure, tout en maintenant le robinet O 
fermé; pendant ce temps les différentes parties sont fortement chauffées au moyen 
d’un bec Bunsen que lon promène le long du tube; on chasse ainsi les dernières 
traces d'humidité adhérente aux parois du verre. 
Le vide une fois obtenu aussi parfaitement que possible, le robinet O est ouvert 
avec précaution; on relève peu à peu l'ampoule Net le mercure pénètre lentement 
dans l'appareil. Au fur et à mesure de son ascension dans le tube manométrique, il 
est porté à l’ébullition au moyen d’un bec Bunsen manœuvré à la main: pendant ce 
temps on continue à faire le vide dans Fappareil. Lorsque le mercure bouillant 
arrive à quelques centimètres de la partie étirée, on ferme celle-ci d’un coup de 
chalumeau. On laisse Pappareil se refroidir, puis on ouvre la tige capillaire soudée 
à la petite branche, La colonne de mercure obtenue de cette facon ne présente au- 
cune trace de bulle d'air et offre un éclat brillant sur toute sa longueur. 
Le manomètre est alors fixé verticalement devant une échelle divisée sur verre, 
formée d'une plaque de verre épais, d'un mètre de longueur: la division en milli- 
metres à été tracée par la < Société Grenevoise pour la construction des Instruments 
de physique !. » 
La pression exercée par le gaz, mesurée par la différence de niveau des 
ménisques de mercure dans les deux branches du manomètre, le ménisque inférieur 
étant toujours amené en coïncidence avec un point de repère # (pointe efhlée en 
verre bleu soudée à l'intérieur de la courte branche du manomètre) qui sert à Himi- 
ter l’espace nuisible. L'échelle peut étre éclairée au moyen d'un petit bec (ou 
d’une petite lampe électrique) placé, au moment de la lecture, à une certaine dis- 
tance et derrière échelle, afin d'éviter tout échauffement de la colonne mercurielle. 
Deux thermomètres, dont on à vérifié le zéro, sont placés lun contre l’espace 
nuisible, l’autre vers la partie supérieure de la colonne mercurielle et donnent les 
indications nécessaires pour ramener à 0° les lectures manométriques. 
Calibrage des ballons. — Le volume des ballons À et B doit être connu 
! En raison de la compétence reconnue de cette Société en matière de construction d’étalons métriques, 
nous croyons pouvoir nous fier à la précision absolue de nos mesures de pression dans les limites de pré- 
cision indiquées plus loin. Nous ajoutons que les échelles sur verre, utilisées dans ce laboratoire, sont 
tracées avec une machine à divisions courantes, de sorte que le prix en est très modéré; d’après le construc- 
teur, l’erreur absolue sur la longueur du mètre ne peut cependant dépasser 0mm,02, précision plus que 
suflisante pour des lectures de pression à ÆOmm,. 
