260 PH.-A. GUYE ET A. PINTZA 
très exactement: voici comment nous avons procédé à cette détermination : Après 
avoir été bien lavé à l'acide chromique, puis à Peau distillée, le ballon, portant 
son trait de repère (& où b), est séché par un courant d'air sec intérieur, produit au 
moyen dun tube effilé qui pénètre jusqu'au fond et qui est relié à une trompe à eau. 
Chautffant alors doucement le ballon au moyen d’un bec Bunsen, Phumidité conden- 
sée sur le verre disparait complètement: a trompe continue à fonctionner jusqu’au 
moment où le ballon est tout à fait refroidi. 
Le ballon peut être suspendu, au moyen d'un treillis improvisé en fil de cuivre, 
à une balance sensible à 0,01-0,02 gr. pour une charge de 5 kilogr. environ. On le 
pèse d'abord vide; puis, à l’aide d’un entonnoir effilé, on le remplit jusqu’au repère, 
d'eau distillée, bouillie préalablement ; on le place alors dans un récipient en verre 
et on l'entoure de glace rapée, bien lavée et arrosée d’eau pure, Au bout de quelques 
heures, le niveau de l’eau que l’on ramène toujours au repère dans le tube capil- 
laire, reste constant: la température est alors exactement de 0°. 
On retire le ballon de la glace, on fixe à la partie supérieure du tube capillaire 
un tube de caoutchouc épais, prolongé par une petite ampoule de verre (le tout à été 
pesé auparavant avec le ballon) et on lessuie avec un linge; dans ces conditions, 
l’eau, revenant à la température ordinaire, restera dans l'appareil sans déborder. 
Tout le système est à la température ambiante, lorsqu'il ne se condense plus 
de vapeurs d’eau sur les parois du ballon. Après lavoir essuyé de nouveau, on le 
suspend à la balance et on établit Péquilibre. 
Comme poids nous nous sommes servis des poids ordimaires du laboratoire 
que nous avions comparés par la méthode des oscillations avec ceux d’une boîte 
provenant de la maison Rueprecht, à Vienne, sur une balance Sartorius sensible à 
l/, de milligramme pour une charge totale de 500 gr. Nous avons aussi utilisé, 
pour la pesée de l’eau, des poids auxiliaires ordinaires. mais dont la valeur par rap- 
port aux premiers avait été établie de la même façon. 
Toutes les pesées relatives au calibrage doivent être ramenées au vide; dans 
ce but on note la température dans la cage de la balance et la pression baromé- 
trique au moment des pesées. 
Les pesées se font par la méthode des doubles pesées où bien en plaçant les 
poids marqués du côté du ballon, équilibré de Fautre côté par une tare: c'est ce 
dernier mode de faire qui à été pratiqué pour les mesures définitives. 
Voici les résultats de ce calibrage : 
Ballon À. 
Poids du ballon plein d'air Ir8818 
Poids du ballon plein d’eau à 0° 26145,15 
Poids apparent d’eau à 0° 24405,97 
