»02 PH.-A. GUYE ET A. PINTZA 
de faire le calibrage en déterminant le poids d’eau à la température ordmaire, 
mesurée extérieurement au ballon, à 07,1 près, et en faisant ensuite les corrections 
supplémentaires pour la dilatation du verre et de l’eau: nous n'avons jamais obtenu 
de résultats concordants. Pour le ballon de 1 litre, les écarts entre les diverses 
déterminations sont de l'ordre de 0,2 cm.”, soit !/,4,, de la capacité. Ces écarts pro- 
viennent sans doute du fait que le thermomètre extérieur au ballon ne donne jamais 
exactement la température de l'eau contenue. A la suite de ces constatations, tous 
les calibrages de ballons ont toujours été effectués par remplissage, à 0°, à l’eau 
distillée et bouillie; ce mode de faire rend Pexpérimentateur indépendant de nom- 
breuses corrections et fait de l’opération du calibrage une mesure dont la précision 
ne laisse rien à désirer. Les travaux ultérieurs de ce laboratoire ont d’ailleurs 
pleinement confirmé cette conclusion. 
Le volume total des deux ballons est égal à 3502,68 em.”, valeur qui à été 
utilisée pour tous les calculs des expériences avec le volumètre ?, 
Calibrage de l’espace nuisible et de la tige capillaire. — Quatre parties 
ont été calibrées séparément : 
a) L'espace nuisible du point de repère # jusqu’à m ; 
b) La tige capillaire à laquelle se trouve soudé le ballon B, soit l’espace com- 
pris entre #, b, h.: 
c) La tige capillaire jusqu'au robinet ZL, soit l’espace compris entre k, L, R 
et a; 
d) La tige capillaire comprise entre les trois robinets 77, Z, L, reliant les 
deux parties de l'appareil à Paide du joint conique rodé G, mis en place. 
Le volume de chacune de ces trois parties à été Jaugé au mercure, avant le 
montage de l'appareil. 
Les divers tubes capillaires ont ensuite été lavés à l'acide chromique et à l’eau 
distillée, puis séchés; enfin soudés en place au chalumean à main *. 
L'espace nuisible de # à m avait été calibré avant la construction du mano- 
metre. 
Voici les résultats de ces divers calibrages effectués par pesée du mercure 
contenu : 
Pour la partie a), on à pesé le poids de mercure contenu entre les repères » 
eton : la moyenne correspond à un volume de 0,930 cm.*, moyenne des trois mesures 
suivantes : 
! On rappelle que ce calibrage a été exécuté en premier lieu pour les mesures sur le système (N, + 3H.) 
et à été utilisé pour toutes les autres déterminations. 
2 La soudure des diverses parties capillaires laisse une petite incertitude sur le volume des systèmes tubu- 
laires ; le calcul démontre qu’elle est sans influence appréciable sur les résultats finaux des déterminations. 
