RECHERCUES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ D69 
contenant de l’eau et de la glace de façon à éviter une élévation de température au 
moment de absorption du gaz, et par suite la rentrée de vapeurs d’eau dans les 
ballons. 
Ces diverses précautions étant prises, on ouvre les robinets Let Æ et labsorp- 
tion de l’anhydride carbonique par la solution de potasse se produit lentement : on 
l’accélère en agitant de temps en temps la solution contenue dans le tube C, au moyen 
de la spirale intérieure en fil de fer, mise en mouvement par un petit électro-aimant 
manié extérieurement à Ja main. Au bout d'une heure environ la pression se trouve 
réduite à 30 à 40 man.!. On ferme alors les robinets de communication entre le 
tube à potasse et les ballons. Après avoir fait le vide dans la canalisation reliant 
les appareils à la pompe à mercure, on pompe et recueille à part, sur le mercure, 
le petit volume de gaz occupant l’espace Z, FH, L. Puis on retire le tube à potasse, 
on enlève la graisse du joint G&, on l’essuie au linge humide ainsi que son contre- 
poids et procède à la pesée après un séjour de 10 à 12 heures dans la cage de la 
balance, Avant de retirer le tube à potasse, la pression finale au manomètre est 
relevée comme précédemment, les ballons étant maintenus dans la glace. 
Le tube à absorption C sert pour 3 ou 4 mesures successives, avec la même 
solution. Entre chaque mesure il faut avoir grand soin de ne pas laisser rentrer 
de l’air dans le volumètre ou dans les appareils à dégagement de gaz. On abrège 
ainsi beaucoup le travail: c'est ce qui nous à permis d'exécuter en trois jours les 
trois expériences définitives. 
!Lour réaliser une absorption plus complète, jusqu'à quelques millimètres de mercure, il faut prolonger 
l'expérience pendant plusieurs heures. Si l’on procédait ainsi, il serait à craindre que par suite de la diffu- 
sion de la vapeur d’eau dans le gaz CO» l'appareil à peser le gaz CO> ne subisse de ce fait une perte de poids. I 
est donc préférable de ne laisser marcher l'absorption que tant que la vitesse du gaz dans les tubes capil- 
laires est elle-même assez grande (quelques mètres par secondes) pour que l’on puisse admettre que la dif- 
fusion de la vapeur d’eau soit nulle où négligeable dans ces conditions. 
Il y à un autre avantage à laisser une pression résiduelle de gaz CO2dansles ballons à la fin de Pexpérience, 
c’est que l’on peut espérer éliminer ainsi les causes d'erreur provenant de la condensation de gaz contre la sur- 
face intérieure des ballons ; les travaux de Travers (Proc. Roy. Soc., 78 À., p.29; 79 A., p. 204) et plus récem- 
ment, ceux de Swinton (Cham. News t. 95 p. 1349) ont montré qu'une petite couche de gaz adhère très 
fortement contre les parois du verre, en formant une sorte de solution solide, et que cette petite quan- 
tité de gaz n’est éliminée que lorsqu'on maintient pendant un temps assez long un vide inférieur à mm 
de mercure; la quantité de gaz ainsi éliminée dépend du degré jusqu'auquel le vide à été poussé. En 
opérant comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en laissant dans le ballon une pression résiduelle supérieure 
à mm de mercure, on est indépendant de toutes causes d'erreurs provenant d’une élimination plus ou 
moins complète de cette couche de gaz adhérente au verre: en d’autres termes, cette couche de gaz 
adhérente peut être regardée comme faisant partie constituante de l’enveloppe de verre des ballons. Elle 
ne joue non plus aucun role en ce qui concerne le volume des ballons puisque son épaisseur est négligeable. 
