»86 Pll.-A, GUYE ET A. PINTZA 
QUATRIÈME PARTIE 
CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
Les expériences qui viennent d’être relatées, exécutées par la méthode du 
volumètre avec condensation, ont donné les résultats suivants pour le poids du litre 
normal des trois gaz étudiés, à savoir : 
Ecart extrême 
Gaz Poids du litre normal Nombre d'observations.  Ecart extrème sur la moyenne 
CO, 1,9768 0 0,4/10000 0,2/10000 
NH, 0,7708 : D 3,9/10000 2,5/10000 
N,0 ONE 3 2,1/10000 1,5/10000 
Moyennes : _ 2,1/10000 1,4/10000 
Lorsqu'on analyse les principaux éléments dont dépend la précision de ces 
mesures, on est conduit à formuler les remarques suivantes : 
Le calibrage du volumètre peut être exécuté avec une grande exactitude, 
voisine de !/:,599 pour chaque ballon : en admettant que les erreurs puissent 
s'ajouter, en tenant compte aussi des erreurs sur le calibrage de l’espace nuisible, 
il ne semble cependant pas que Perreur sur le calibrage total du volumètre puisse 
nl 
/25000* 
La pesée du gaz se fait aussi avec une grande exactitude, Avec le gaz NH, 
dépasser ! 
nous pesions environ 2,6 de gaz; avec CO, et N,0 environ 6%,8; la précision sur 
les pesées est de ce fait deux à trois fois plus grande avec ces deux derniers gaz: 
les écarts extrèmes sont bien dans le sens prévu, surtout si lon retient que les 
expériences avec le gaz N,0 ont été faites alors que nous n’étions pas encore très 
exercés à ce genre de mesures. Quoiqu'il en soit, il n’est pas exagéré de prétendre 
que la pesée des gaz se fait avec une exactitude de !/,,,,9 environ, chaque pesée 
étant exacte à 0%,0001 environ. 
En opérant toujours à la température de la glace fondante, la température des 
ballons est certainement exacte à 0°,01 près!: l’erreur possible sur la température 
1 Il importe de rappeler à ce propos qu'il est absolument nécessaire, pour réaliser cette exactitude, 
d'opérer avec de la glace très fine et lavée à Peau distillée. Nous nous servions de la glace rapée pré- 
