RECIHERCIES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ D87 
est done de !/,-.59, que nous réduisons à !/,:559 pour tenir compte des incertitudes, 
d’ailleurs tres petites, provenant de l’espace nuisible: celui-ci à été en outre réduit 
de moitié pour les mesures concernant les gaz NH, et CO. 
Le dernier élément fondamental dont dépend la précision est la pression: nous 
avions toujours soin de faire la moyenne de plusieurs lectures: celles-ci étaient en 
outre presque toujours contrôlées par un autre observateur: nous croyons donc pou- 
voir répondre de !,, de mm. de mercure. Pour des pressions voisines de 760 mm., 
cela correspond à une précision de !/:,,,, où sur là différence des deux lectures et si 
les écarts s'ajoutaient, à !/,46,. €e qui serait le cas le plus défavorable. En moyenne, 
nous pensons que les différences de pression qui entrent dans nos mesures sont 
exactes à 1/00 Prés. 
I résulte de là que c’est sur la mesure des pressions que nos déterminations 
laissent le plus à désirer; en effet, tandis que nous croyons avoir atteint la précision 
de !/55000 pour les éléments dépendant du calibrage du volumètre, de la pesée des 
gaz et de la température, nous constatons que nos différences de pression sont 
déterminées avec cinq fois moins de précision. 
A vrai dire, lorsque nous avons abordé ces recherches nous ne pensions pas 
que la méthode donnerait des résultats aussi satisfaisants: aussi, après avoir cons- 
taté au cours du travail ce qu'il en était, nous nous sommes plus d'une fois demandé 
si nous ne devions pas modifier les conditions des mesures de pression. Avec des 
microscopes montés sur vis micrométriques, on peut lire 0.02 mm. à 0.03 mm., ce 
qui correspondrait, pour les pressions, à une précision égale à celle des trois autres 
éléments : volume, poids, température. Deux motifs nous ont cependant engagés à 
terminer nos recherches sans introduire cette complication dans nos expériences. 
Le premier concerne la précision des lectures de pression qui nous parait sou- 
vent illusoire: il ne suffit pas de faire des lectures à 0.02 mm. où 0.03 min. près, il 
faut encore que les conditions de Pexpérimentation les justifient. Nos appareils 
étaient installés dans une salle du 1° étage (au nord il est vrai) où travaillaient 
plusieurs personnes; ils étaient donc exposés à des variations de température par- 
fois assez considérables. Pour lire utilement le !/;, où le !/,, de mm. nous aurions 
donc été obligés de démonter nos appareils pour les installer dans un local à tem- 
pérature constante. 
Le second dérive du fait que nos gaz, bien que préparés et purifiés avec le plus 
grand soin, ainsi qu'on aura pu s’en convaincre à la lecture des détails que nous 
parée avec la rape en usage au Bureau International des Poids et Mesures pour le contrôle du point zéro 
des thermomètres. On ne peut remplacer non plus l’eau distillée par l'eau ordinaire; l'eau du Rhône, 
par exemple, telle qu’elle sort du lac à Genève, et qui est considérée comme très pure, se congèle géné- 
ralement à 07,02 à 07,03 en dessous de zéro. 
1 
[Le 
MÉM. SOC. PHYS. ET HIST, NAT, DE GENÈVE, VOL. 855 (1908). 
