RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 389 
ANNEXE I 
CONTROLE DES DENSITÉS DE L'OXYGÈNE ET DE L'ANHYDRIDE 
SULFUREUX 
PAR 
A. JAQUEROD et A. PINTZA 
La description complète du volumètre telle qu'elle à été donnée à propos de 
l'étude de la densité du gaz carbonique permettra d'abréger l'exposé de nos déter- 
minations relatives à l'oxygène et à l’anhvydride sulfureux suivant la méthode du 
volumètre par dégagement. Il suffira d’insister sur les quelques détails qui dis- 
tinguent la mise en œuvre de la méthode par dégagement de celle par conden- 
sation. 
La fig. 4 ci-après représente un volumetre monté pour une expérience 
exécutée par dégagement; l'appareil à dégagement CP DJ servait au dégagement 
de l'oxygène: il sera décrit plus loin. 
L'appareil à dégagement étant construit et chargé. on le relie au volumetre 
par le joint conique rodé J et on dégage d'abord une certaine quantité de gaz dans 
les ballons où l’on à fait préalablement le vide: ceux-ci une fois remplis, on ferme 
le robinet D et fait le vide dans les ballons par le tube Z, de Ta même manière: ces 
opérations sont répétées plusieurs fois pour purger complètement de toute trace 
d'air l'appareil à dégagement et le volumètre proprement dit. Lorsque ce résultat 
est atteint, on ferme le robinet D), on fait une dernière fois le vide dans le volumetre 
jusqu'à une pression de quelques millimètres de mercure, on ferme le robmet Æ, et 
on porte Pappareil à dégagement sur la balance, où il est équilibré avec un contre- 
