RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 639 
quemment le manomètre baromètre en relation avec le volumètre, D'autre part, 
il nous à semblé utile d'entreprendre des mesures par la méthode du ballon, ne 
fat-ce que pour la comparer avec l'autre. Nous y avons toutefois apporté quelques 
petits changements, tels que remplissages successifs du même ballon où de deux 
ballons, par du gaz provenant des diverses parties du fractionnement effectué 
sur le gaz liquéfié, de facon à mieux juger de Ja pureté du gaz: où remplissage 
simultané des deux ballons, de capacité différente, avec le même gaz, à la méme 
température (à 07) sous la méme pression: si les calibrages des ballons étaient 
effectués avec une certaine précision et c'est le cas, car on verra plus loin que 
l’on peut réaliser des concordances de !/,:,,, pour cette mesure — on serait à 
méme de voir ainsi, si les actions de surface (condensation du gaz sur la paroi 
interne des ballons) st souvent supposées, exercent où non une action appréciable 
dans le résultat. Ces recherches nous ont démontré que ce n’est pas le cas et ce 
résultat à été confirmé par les travaux effectués depuis dans ce laboratoire par 
M. Baume et par MM. Baume et Perrot}. 
Le choix de la méthode étant arrêté, nous avons adopté, pour les ballons, des 
sapacités d'environ S00 em* dune part et de 400 em° d'autre part, contenant par 
conséquent à peu près 1 gramme et 081,3 de gaz NO à 0° et sous un atmosphere. 
Avec des pesées exactes à !/,, mgr., on peut déterminer ainsi le poids du gaz à 
1 /10000 OU !/3000 Près, Soit en moyenne à !/,,60- Si l’on opère à la température de la 
fusion de la glace, réalisable sans difficulté, avec une constance de quelques millièmes 
de degré, on ne commet aucune erreur appréciable sur la détermination des tempé- 
ratures ; il faudrait déjà une incertitude de + 07,01 pour qu'il en résulte une erreur 
de + 1/30, C'est-à-dire de l'ordre de la précision des calibrages. 
Quant à la mesure des pressions, nous avons renoncé à entrer dans toutes les 
complications que comporte leur détermination avec une grande exactitude (au !/., 
ou !/,,, de mm.), pour adopter Pemploi d’un baromètre courant. Celui que nous 
avons employé® donnait, avec un vernier, le !/,, de mm: nous croyons néanmoins, 
que toutes corrections faites, les erreurs sur les pressions peuvent peut-être at- 
teindre, dans les circonstances les plus défavorables = Om TT, ce qui pour la 
pression moyenne à (renève de 750 mm. correspond à une précision de + | 
[7300 ? 
celle-ci est bien en rapport avec celle de !/.:,, sur les pesées des gaz dans les ballons 
1 G. Baume, J. Ch. phys., t. 6, p. 1, 1908; G. Baume et F. L. PERROT, id., p. 610. 
? Ce baromètre de construction Fortin a été établi par la Société Genevoise des Instruments de Phy- 
sique; c’est un modèle de construction, simple de prix très modéré. L’échelle est en partie en laiton. en 
partie en bois; de très nombreuses vérifications, faites en toutes saisons, ont montré que ses indications 
sont ramences exactement à Zéro, en lui appliquant la formule usuelle des baromètres gradués sur verre. 
Ces vérifications ont été faites avec plusieurs baromètres, à échelles oraduées sur verre, en usage dans le 
laboratoire, avec lesquels la concordance à toujours été exacte à quelques centièmes de mm. 
MÉM. SOC. PHYS. ET HIST. NAT. DE GENÈVE, VOL. #8 (190$). 78 
