636 PH.-A. GUYE ET C. DAVILA 
de S00 et 400 cm*environ. Nous rappelons aussi que les pressions barométriques lues 
à Genève sont identiques à celles ramenées au niveau de la mer, sous la latitude 
de 45°: le rapport de la valeur de 4 (gravité) à Genève et dans les conditions nor- 
males (4 —0, 1 — 45°) est en effet 0,9999931. 
Balances. -- Nous avons utilisé pour ces recherches trois balances de mo- 
deles assez courants dans les laboratoires de chimie. Les deux premières, destinées 
à la pesée des ballons vides où remplis de gaz NO, sont de construction Sartorius ; 
l'une sensible à 0,2 mgr. sous la charge de 500 gr. permet d'apprécier 0,1 mgr. 
lorsqu'on opère avec soin, par la méthode des oscillations et sous une charge infé- 
rieure à la charge maximum: on y parvient d’ailleurs aisément, en supprimant 
completement les plateaux ordinaires pour les pesées des ballons avec leur contre- 
poids: on les remplace par de petits plateaux improvisés en aluminium: un de ces 
petits plateaux est destiné à recevoir les poids marqués. La seconde balance, à 
court fléau en aluminium, sensible à 0,1 mgr., sous la charge de 100 gr. permet 
d'apprécier par la méthode des oscillations 0,03 mgr.; cette seconde balance est 
celle utilisée en dernier lieu par Marignac pour ses recherches sur les poids atomiques. 
Nous nous en sommes aussi servis en supprimant les plateaux pour la pesée des 
ballons de 400 cm°; c'est avec la première que nous avons fait les pesées du ballon 
de S00 cm, 
La troisième balance, employée seulement pour le calibrage des ballons, est de 
Scholl, constructeur à Genève; elle permet de peser un kilo sur chaque plateau à 
5 mer. près, par la méthode des oscillations. 
Poids. Nous nous sommes servis de poids en laiton platiné pour les grammes, 
en platine pour les unités en dessous du gramme: ces poids sont fournis par la maïi- 
son Scholl: ils sont du modèle courant employé par les étudiants, mais ils avaient été 
spécialement ajustés par le constructeur en vue de nos expériences. [DS ont été ensuite 
comparés entr'eux d'apresles règles usuelles pour ce genre de comparaison, sans qu’on 
ait trouvé de correction appréciable dans les Timites de sensibilité de nos balances. 
Les gros poids de laiton utilisés pour le calibrage des ballons ont été également 
comparés avec les poids devant servir à la pesée du gaz dans les ballons. 
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de connaitre la valeur absolue des 
poids: il suffit qu'ils soient bien ajustés par rapport à lun d'eux pris comme unité. 
Nous devons cependant ajouter que nous n'avons aucune raison de douter de leur 
valeur absolue: comparés avec des poids de précision de Ta maison Rueprecht à 
Vienne, déposés au Laboratoire de physique de F'Üniversité, ils n'ont présenté au- 
cune différence appréciable sur nos balances: il en a été de même par comparaison 
avec les poids d’une boite dessayeur, construite à Paris. mise à notre disposition 
dans ce but par M. le Prof, Duparc. 
