RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 637 
Précision moyenne. — Les erreurs possibles d'ordre physique sont donc 
en moyenne : 
a) sur les pesées, de 1/7500, soit de  _. . . . . . . . . . . . . ,. 1,33/10000 
b) sur les températures, de 1/27300, soit de à A 0 (05710000 
c) sur les pressions, de 1/7300, soit de. . =: : , +, « , à . 1,35/10000 
d) sur le calibrage des ballons, de 1/35000, soit de. . . . . . . . . 0.29/10000 
L'erreur probable en résultant sur la densité, serait en dix-millième, d'apres 
la formule usuelle, de : 
9 2] 
_. /(1,33 DT NE DT ES 
Si l'on ne commet aucune autre erreur systématique, on peut donc raisonna- 
blement compter sur une précision de l’ordre du !/,,,,,, pour une moyenne résultant 
d'une dizaine de bonnes mesures exécutées dans les conditions indiquées. 
On a vu d'ailleurs à propos de la < Rectification de loxyde azotique > que, ce 
qu'il faut surtout redouter, ce sont les erreurs provenant d'impuretés non éliminées 
dans le gaz employé. C’est dans la préparation chimique du gaz, bien plus que 
dans les mesures physiques que résident les principales causes d'erreurs possibles 
de ce genre de déterminations. C’est là une considération que lon ne doit jamais 
perdre de vue, 
Quoi qu'il en soit, on remarquera que les moyens physiques mis en œuvre pour 
nos mesures de densité ne comportent aucun appareil très coûteux ; qu'ils sont à 
la portée de tous les chercheurs dans n'importe quel laboratoire de chimie régu- 
liérement organisé, On verra par la suite que nos résultats sont pour le moins aussi 
exacts que ceux obtenus avec du matériel de haute précision. Nous avons done cru 
bien faire d'entrer dans les détails qui précèdent, avec lidée qu'ils contribueront à 
faire tomber les préventions des chercheurs, désireux d'aborder ce genre de mesures, 
arrêtés par l’idée qu'ils ne disposent pas dun matériel suffisamment perfectionné 
pour attemdre ce but. 
Calibrage des ballons. — Les opérations concernant le calibrage des 
ballons doivent être décrites en détail. 
Nous avons utilisé pour nos recherches quatre ballons désignés : 
Ballon n° 3 d’une capacité de : 60S,33°% (expériences préliminaires). 
id. b, id. S17,65°% (expériences définitives). 
id. h. id. 379,80 (expériences préliminaires et définitives). 
id. b' id. 389,01 (expériences définitives). 
Calibrage du ballon N°5: Le ballon à été pesé plein d'air et plem d’eau à 
17 degrés. 
