640 PH.-A. GUYE ET C. DAVILA 
Les deux calibrages concordent à 1/75000:; leur moyenne donne: 379,8035%*. Nous 
avons adopté la valeur arrondie : b — 379,80", 
Ce ballon à été cassé après l'expérience n° 12, 
Ballon D’. Ta principale correction étant celle résultant du poids d'air contenu dans le 
ballon pesé plein d'air, nous avons effectué le calibrage du ballon D’ de façon à supprimer 
cette correction, c'est-à-dire, en pesant successivement le ballon plein d’eau bouillie à 0: 
et completement vide de gaz (après évacuation à la pompe à mercure). Les données expé- 
rimentales sont les suivantes : 
Ballon plein d’eau à 0°. . . . . . . . . gr. 433,063 
Ballon vide CCE, MG 48,050 
PHITS BASE 385,013 
Dans les conditions des pesées (H, — 731 et { — 29°) le poids de 1°" d'air était de 
or. 0.001113: les corrections sont alors : 
; : ; À 3509 
1) pour réduction au vide des poids marqués — " X< 0,001113 = — 0,051 
oO, 
2) pour rapport des densités de Peau entre 4° et 0° : 385 >< 0.000122 — + 0,047 
Correction totale . . . . . . — 0,004 
Volume apparent . . . . . . 355,013 
Volume réel du ballon. . . : 389,009 
Nous avons adopté le nombre arrondi : D = 385,01, 
Si nous avions à faire de nouvelles mesures, c'est ce dernier mode de calibrage 
que nous adopterions: 1} réduit au minimum les corrections à faire au volume appa- 
rent donné par la différence de pesées du ballon plein d'eau et du balion vide. 
Les variations de capacité avec le temps peuvent être considérées comme 
négligeables d’après les observations de M. Leduc et de Lord Rayleigh. Nous ne 
les avons done pas contrôlées! à nouveau. 
La correction de contraction des ballons par le vide n'intervient pas dans leur 
calibrage, surtout avec ceux de petite capacité dont nous avons fait usage. Cette 
correction sera mentionnée à propos du calcul des résultats. 
Marche d’une expérience. — Une double détermination de densité effectuée 
sur les deux ballons, demande généralement trois jours: les ballons sont vidés à la 
pompe à mercure, le premier Jour; après avoir été essuyés au linge humide, amsi 
que leur contrepoids, 11 sont placés le soir sur les plateaux des balances: le lende- 
1 A lPappui de cette manière de voir nous pouvons mentionner que notre ballon B a été calibré à 
nouveau, tout récemment, par MM. Baume et Perrot (au cours de leurs recherches sur la densité du gaz 
sulfhydrique (J. Ch. ph., t.6, p. 616. 1908). Ts ont trouvé ainsi #9 — 817,63cm$, tandis que nos mesures, 
remontant à quatre ans en arrière, ont donné, comme on la vu %o — 817,650m$, La variation avec le 
temps, si elle existe, est donc bien négligeable. 
