RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 641 
main matin on procède aux pesées des ballons vides, puis à leur remplissage avec 
du gaz NO provenant de la petite provision de gaz liquéfié pur, conservée à — 194° 
dans un bain d'air liquide; pour le remplissage, les ballons sont entourés de 
glace et, équilibre de température étant bien établi, ce qui ne demande guëre plus 
d'une heure, ils sont fermés, enlevés et essuyés à nouveau (ainsi que leur contre- 
poids) au linge humide, et replacés sur les balances, pour être généralement pesés 
le lendemain matin. Les pesées doivent se faire 8 à 10 heures au moins après 
l'essuyage au linge humide. 
Tous les détails que nous avons donnés sur les divers modes de préparations et 
de rectifications du gaz, sur la disposition des appareils, nous dispensent de décrire 
chacune de nos expériences: 11 suftira d'en décrire une de facon complète à titre 
d'exemple. 
Pour les autres nous nous bornerons à reproduire dans un tableau d'ensemble 
toutes les données d'observation Servant au calcul du poids du litre normal (voy. 
p. 645). 
Exemple. Déterminations N°% 5 et 6 (17 juin); gaz provenant de la réaction 
du mercure sur le nitrite en dissolution dans Pacide sulfurique, rectifié à — 194, 
Les ballons ayant été remplis de gaz dans une expérience précédente (13 juin), 
on commence par les vider complètement en avant som toutefois de ne pas laisser 
rentrer d'air au cours de cette opération. À cet effet, on relie les deux ballons (fig. 3) 
aux tubulures d, et d, au moyen de deux tubes de caoutchouc noir €, et c, tenant le 
vide. La longueur de ces raccords est de 3 à 4 cm. environ, on les dispose de 
facon que l'extrémité de la tubulure de chaque ballon soit en contact avec la tubu- 
lure d, où d,. 
Une fois les ballons en place, on sert fortement les raccords en caoutchouc au 
moyen de quatre hgatures sur chaque raccord, faites au fil de cuivre de 1 à 0,8 mm. 
de diamètre, préalablement recuit au rouge sombre. 
On fait alors le vide, par Ja pompe à mercure, dans Ta canalisation qui com- 
prend ces raccords, €’est-à-dire dans l’espace À, 6, d, 4, ce, R, et l'on ferme ?°. 
On attend une demi-heure, puis, ouvrant /? on donne un coup de pompe. On s'assure 
ainsi que les raccords €, €, sont bien fixés, et tiennent parfaitement le vide. On met 
la canalisation en relation avec la trompe à eau, en ouvrant les robinets 0, 2, 
BR, et fermant r?. On fait le vide à moins de deux centimètres de mercure, puis on 
achève d'y faire le vide par la pompe à mercure. Lorsque le vide est complet, ce 
qui demande presque une journée (lorsqu'on se sert d’une pompe de Tæppler à main), 
on ferme les robinets des ballons, on détache les fils de cuivre qui fixent les raccords 
ce, €, on fend ceux-ci au moyen dun canif tranchant, et après avoir soigneusement 
essuvé chaque ballon avec un linge légèrement humide, (un morceau de vieille toile 
