602 A. JAQUEROD ET O0. SCHEUER 
tubes capillaires permettent un repérage exact des volumes. Enfin le tout est fixé 
solidement à l’intérieur d'un cylindre de zinc, que l’on peut remplir de glace pilée. 
Afin de rendre possible le réglage du mercure au niveau du repère b, lorsque 
l'appareil est entouré de glace, deux tubes de laiton, T'et 7” traversent les parois 
du récipient de zinc, et viennent aboutir contre le tube capillaire central en Fem- 
brassant complètement. IS sont obturés à lextérieur par deux fenêtres de verre. 
Au cours des expériences ces tubes se remplissent le plus souvent d’eau, ce qui ne 
gene en rien la vue du repère, à condition de se servir d’un éclairage suffisant, et 
n'a d'ailleurs aucune influence sur la température de la tige capillaire, étant donné 
que ces tubes sont entourés de glace sur une longueur de 6 à 7 centimètres. 
Les réservoirs sont reliés au manomètre par l’intermédiaire d'un tube capil- 
laire de 30 em. environ de longueur, et de 1 min. de diamètre Imtérieur, exactement 
jaugé avant le montage. 
La mesure de la pression se fait toujours après avoir amené le mercure pres- 
qu'en contact avec la pointe de verre, en A7, de façon à laisser à la masse gazeuse 
en expérience un volume exactement délimité. 
Une règle de verre, divisée en millimètres, et placée contre le tube manomé- 
trique permet de lire exactement la hauteur de la colonne de mercure MM" qui 
mesure la pression. À cet effet, un cathétomètre est disposé vis-à-vis de l'appareil, 
à une distance de 40 cm. environ; sa lunette est pourvue d’une vis micrométrique 
donnant le !/,,, de millimètre. 
Enfin deux thermomètres, divisés en dixièmes de degrés, et lus au ‘/,,,, placés 
l’un contre Pespace nuisible en A7, Pautre à côté du ménisque supérieur A7", don- 
nent les indications nécessaires au calcul des corrections de température. 
Calibrage. — L'espace nuisible à été calibré de la même façon que dans le 
cas des thermometres à gaz auxquels il à été déjà fait allusion. Toutes les précau- 
tions ont été prises pour avoir la température exacte du mercure qui le remplissait, 
et la hauteur du ménisque à aussi été mesurée, de façon à permettre le calcul de la 
correction due au changement de forme de ce dernier. Comme la description de ces 
opérations à déjà été faite à plusieurs reprises dans d’autres mémoires |, nous nous 
bornons à rapporter ci-dessous les résultats définitifs. 
Au volume de l’espace nuisible, il faut ajouter celui de la tige capillaire, cali- 
brée également au mercure. 
Les chiffres obtenus ont été les suivants : 
Volume de l’espace nuisible 1,138 ec. 
la tige capillaire 0,235:ec. 
Polume de l'espace nuisible total (jusqu'à c) 1,373 cc. 
* Loc. cit. 
