RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 66: 
Ce volume se rapporte à la disposition du ménisque touchant exactement la 
pointe de verre en AZ. Nous avons dit plus haut, que lors de la mesure de la pres- 
sion, il n’en est jamais ainsi, mais qu'il V à toujours une distance de quelques cen- 
tièmes de millimètres entre le ménisque et la pomte. Comme le diamètre du tube de 
verre formant l'espace nuisible avait été mesuré exactement avant la construction 
de celui-ci, le volume à ajouter se déduit facilement : 
Diamètre de l'espace nuisible 14,0 mm. 
Correction pour une distance de 0,1 mm. 0,0154 cc. 
Plus bas, nous appelons toujours’ espace nuisible corrigé, le Volume obtenu par 
calibrage, augmenté de la correction en question, et, s'il est nécessaire, corrigé 
encore pour une déformation du ménisque. 
Les deux ampoules contenant la masse principale du gaz, à 0°, ont été cali- 
brées également au mercure. Pour cela, on y avait soudé provisoirement, au des- 
sous du repère «@, un robinet terminé en pointe efhlée. Une fois entourés de glace 
pilée, les réservoirs furent remplis de mercure, jusqu'au repère €, par aspiration. 
Laissant alors écouler le mercure dans un vase taré, la capacité de chacune des 
ampoules fut aisément obtenue. Cette opération à été répétée plusieurs fois, avec 
des résultats tres concordants (écart maximum !/ 
150000 Environ), et la moyerne des 
déterminations fournit, tous calculs faits, les données suivantes : 
Volume de l'ampoule A'(b — c) 213,874 ce. 
» » À (a —- b) 206,432 cc. 
Volume total (a —— c) 420,306 cc. 
Malgré l'épaisseur des parois des ampoules, une légère correction doit être 
appliquée pour tenir compte de la variation de volume qu'elles subissent lorsque 
varie la pression interne qu'elles supportent. 
Tout d'abord, lors du calibrage, Fampoule inférieure supporte une pression 
plus grande lorsque le mercure affleure au repère € que lorsqu'il se trouve en b:il 
y à une différence d'environ 20 cm. de mercure. De plus, dans les mesures propre- 
ment dites, la pression intérieure varie de 400 à SO0 millimètres suivant que Îles 
deux ampoules, ou l'ampoule supérieure contiennent le gaz. 
Afin de déterminer la valeur de cette correction, l'appareil, monté d’une façon 
définitive, fut rempli d'air, les réservoirs entourés de glace, et le réservoir inférieur 
rempli de mercure jusqu'en D; puis le robinet 27 fut tenu fermé. En manœuvrant 
alors l’entonnoir B' et le robinet R7 on fit varier le niveau du mercure dans le ma- 
nomètre, et par suite le volume du gaz. I fut de la sorte possible d'obtenir des 
