664 A. JAQUEROD ET O0. SCHEUER 
pressions de 200 et 700 mm. demercure. Lors de la compression, le niveau du mercure 
baissait en D, pour reprendre sa position primitive au moment de la basse pres- 
Sion. 
Ce déplacement pouvant étre mesuré avec une approximation suffisante, et 
la section du tube capillaire étant connue, on en déduisit les éléments voulus. 
Enfin, un dernier fait dont il fallut tenir compte provient de ce que 
le repère 4. situé au bas des réservoirs, doit sortir de la glace pour être visible, 
et qu'ainsi une portion de la masse gazeuse m'est pas à 0° lors des lectures de 
pression. 
Le résulat de toutes ces corrections est que, lors de la lecture à basse pression 
(le gaz occupant les deux ampoules), il faut soustraire au volume total 0.001 ce.: et 
que lors de la lecture à haute pression, il faut au contraire ajouter 0.002 ce. De 
sorte qu'en définitive les volumes employés dans les calculs deviennent : 
Volume de lPampoule supérieure (b -— €) 213.876 
Volume total (a — c) 420,305 
Marche d’une expérience. - A l'aide du robinet R', Fappareil à com- 
pressibilité peut être relié à la pompe à mercure et aux appareils servant au déga- 
gement du gaz. Toutes les Jonctions se font au moyen de tubes de verre soudés entre 
eux. Le vide est d'abord fait à la pompe, aussi complètement que possible; puis le 
gaz à étudier admis lentement jusqu'à une pression de 10-13 em.: le vide est fait 
de nouveau, et ainsi de suite trois à quatre fois, afin de laver Pappareil au moyen 
de gaz pur. Ce résultat obtenu, on introduit la quantité voulue de gaz que l’on em- 
prisonne entre verre et mercure, en laissant pénétrer ce dernier jusqu'en M'. Puis 
on entoure les ampoules de glace finement pulvérisée et lavée, et lon relève les 
pressions, après avoir réglé les volumes en amenant les index de mercure en « ou b: 
on note aussi les indications des thermomètres. 
En général, nous avons toujours fait premièrement une lecture à basse pres- 
sion, puis une à haute pression, et souvent, dans la méme série, une troisième lecture 
à basse pression comme contrôle. Chaque lecture comprenait deux à trois relevés de 
la position des ménisques du manomètre et des températures, dont les moyennes 
servaient aux Calculs définitifs. 
Calcul des expériences. — La principale correction à apporter aux résul- 
tats bruts des expériences provient du fait qu'une petite partie du gaz en expérience 
nest pas entourée de glace fondante. Cet espace nuisible est facile à déterminer 
exactement, grace au calibrage dont il est question plus haut. Il se divise en deux 
parties : la tige capillaire et l’espace nuisible proprement dit, dont la valeur varie 
suivant là position du ménisque. Ainsi qu'il à été dit plus haut, on mesure dans 
