682 E. BRINER 
proportion, pouvant conduire à des résultats inexacts et à des conclusions erro- 
nées. 
Dans ces derniers temps, grace à l'acide carbonique, à Pair liquide et aux 
autres gaz liquéfiés et solidifiés, qu'il est facile de se procurer, la technique de la pré- 
paration et de la purification des gaz au laboratoire est devenue plus aisée. 
On à résumé dans cette note les conditions dans lesquelles ont été effectuées. 
ces dernieres années, un Certain nombre de déterminations de constantes critiques 
dont la connaissance exacte était nécessaire pour fixer les valeurs physico-chi- 
‘niques des poids moléculaires de divers gaz étudiés au cours des recherches sur 
le poids atomique de l'azote. La technique ainsi acquise a servi d’ailleurs à faire 
d'autres mesures, notamment au cours des travaux sur les systèmes binaires. 
CHAPITRE I. 
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ! 
Les mesures proprement dites de la pression et de Ta température critiques 
ont été faites simultanément à laide d’une pompe de Cailletet, munie d'un robinet 
supplémentaire destiné à isoler les cylindres, contenant le manomètre et le tube 
laboratoire, de Ta pompe elle-même : cette dermere disposition supprime notable- 
ment les chances de fuite, 
Pour montrer linportance du facteur pureté dans ces déterminations, nous 
supposerons, ce qui est ordinairement le cas, que l'impureté est de l'air, gaz non 
liquéfiable aux températures où nous avons opéré. Le tube laboratoire, où se fait la 
compression, consiste en une ampoule, nnmergée dans le mercure, terminée par un 
tube de verre épais, plus au moins capillaire. L'air étant généralement peu soluble 
dans le gaz liquéfié, il faudra, pour liquétier complètement le mélange, augmenter 
notablement la pression, et cela, méme silimpureté est à l'état de trace, Cet accrois- 
sement de pression se traduira surtout vers la fin de l'opération, puisque le volume 
se trouve réduit dans la proportion d’une vingtaine de cm à quelques nm. Pour 
éviter cette cause d'erreurs, l'expérimentateur doit done apporter les soins les plus 
minutieux à la purification du gaz et au remplissage du tube laboratoire, En parti- 
! Nous nous bornerons ici à une description sommaire des appareils employés à Genève dont on trou- 
vera le schéma dans un mémoire récent de M. G. Baume (J. Ch. phys., t 6, p. 66), qui en à fait aussi 
emploi à l'occasion de ses recherches sur le gaz CHsC. 
