RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES GAZ 683 
culier le mode de remplissage par déplacement, pratiqué très souvent. est à écarter 
comme n'éliminant pas suffisamment Pair. 
Dans nos expériences, le tube laboratoire était relié par des soudures verre 
contre verre, d'une part avec une pompe à mercure et d'autre part avec léprou- 
vette contenant le gaz, à l’état solide ou liquide, préalablement purifié par un cer- 
tain nombre de distillations fractionnées. Le tube laboratoire était alors vidé com- 
plètement, puis mis en communication avec léprouvette renfermant le gaz condensé. 
La pression atmosphérique étant attemte, on interrompait la communication avec 
l’'éprouvette, et l’on faisait à nouveau le vide dans Le tube laboratoire pour le remplir 
une seconde fois. Cette opération doit être répétée un grand nombre de fois à cause 
de l’adhérence de Pair contre les parois du tube. 
Le critérium le plus sensible de la pureté du gaz est certainement la liqué- 
faction sans variation de pression à température constante. Pour soumettre le gaz à 
cette épreuve nous suivions Ja liquéfaction dans le tube capillaire à quelques degrés 
en dessous de la température critique. Dans le cas d’une impureté gazeuse non 
liquéfiable, c'est à ce moment que les variations de pression seront les plus considé- 
rables. Si la constance de la pression, au cours de la liquéfaction dans le capillaire 
n'est pas réalisée, il est préférable de rejeter l'échantillon et d'effectuer un plus 
grand nombre de remplissages où même de procéder à de nouvelles distillations 
fractionnées du gaz condensé. 
Pour observer dans de bonnes conditions les phénomènes critiques, il faut 
placer l’extrémité capillaire du tube laboratoire dans une enceinte dont la tempé- 
rature puisse : 1° être modifiée par degrés insensibles, afin de resserrer les Timites 
d'investigation; 2° étre maintenue constante, au point choisi, assez longtemps pour 
que l'équilibre soit complètement établi à l'intérieur du capillaire. Ce but est atteint 
en faisant circuler dans une jaquette, entourant le tube laboratoire, les vapeurs d'un 
liquide bouillant sous des pressions réglables à l'aide d'une trompe à eau et d'un 
manomeètre, tous deux en communication avec la jaquette. Pour faciliter le réglasre, 
il est bon d’intercaler en outre un gros ballon dont Pair, qui y est contenu, fait 
l'office de tampon et rend négligeables les variations de pression résultant d'une 
ébullition irrégulière, On doit également protéger la Jaquette contre les courants 
d'air extérieurs, en l'enveloppant de papier d'amiante où de tout autre corps calori- 
fuge. Il faut naturellement choisir les liquides de chauffe parmi ceux qu'il est facile 
d'obtenir très purs. Dans nos expériences nous avons exclusivement utilisé les 
liquides (chlorobenzène, bromobenzène, ete.) dont les tensions de vapeur ont été dé- 
terminées avec une grande exactitude par MM. Ramsay et Young'!, de telle sorte 
!Journ. Chem. Soc., t. 47, p. 640. 
MÉM. SOC, PHYS. ET HIST, NAT, DE GENÈVE, VOL. 85% (1908). 31 
