DE L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE 5 
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT. 
L'ancien objectif de Cauchoix, de 100 mm. d'ouverture et de 1 m. 38 de lon- 
gueur focale a été conservé, mais on a changé le porte-oculaire, placé un nouveau 
réticule et une vis micrométrique. On a ajouté un cercle divisé destiné à la mesure 
des angles et placé en regard, sur le pilier ouest, un jeu de # microscopes pour la 
lecture des divisions, plus un cinquième microscope servant de pointeur. Un 
second cercle non divisé se trouve placé symétriquement par rapport au premier. 
Il en résulte que la lecture des angles ne peut se faire que dans une seule position 
de la lunette et sur un seul cercle. 
Le réticule placé au foyer comporte 17 fils horaires, disposés en 4 groupes de 
4: plus un fil au milieu ; ils sont traversés suivant le mouvement diurne par 2 fils 
horizontaux assez rapprochés entre lesquels on amène l’image de l’astre que l’on 
veut observer. La vis micrométrique de l’oculaire conduit un double fil permet- 
tant de faire les mesures suivant le parallèle de chaque côté du méridien. La dis- 
tance équatoriale des fils horaires au fil du milieu a été déterminée en 1881 ; Je 
l’ai déterminée à nouveau en 1892 à la suite du remplacement de 2 fils rompus. 
Voici ces deux déterminations, l’ordre des fils est celui du passage supérieur, le 
cercle divisé étant à l’ouest. 
N° du fil. Distance au fil du milieu N° du fil. Distance au fil du milieu. 
en 1881 en 1892 en 1881 en 1892 
8. s. 8. 8. 
Il 41.82 A1 .78 X 9.96 9.96 
Il 37.19 37.18 XI 14.15 14.13 
IT 33.90 33.83 XII 18.13 18.12 
IV 29.74 29.81 XIII 22.15 22.14 
V 21.82 21.84 XIV 30.04 30.09 
VI 17.80 17.82 XV 34.14 34.17 
VII 14.01 14.02 | XVI 38.12 38.10 
VIII 9.96 10.00 | XVIT 41.98 41.92 
| 
Ces distances sont données en secondes de temps sidéral et la comparaison des 
valeurs de 1881 et 1892 montre que ces distances n’ont pas varié. 
