6 MÉMOIRE SUR LA LATITUDE 
La valeur d’une division du tambour de la vis micrométrique à également été 
déterminée à nouveau et J'ai trouvé pour cette quantité 0°.0570; l’ancienne 
valeur de 4879 était 0°.0568. Là encore, l'instrument est resté invariable. Il en 
est de même pour le niveau de l’axe de la lunette méridienne ; en 1881 la valeur 
d’une division avait été trouvée de 0°.0640. Déterminée à nouveau en juin 1894 la 
valeur trouvée est de 0°.0643, Enfin, le niveau des microscopes a été étudié éga- 
lement en 1894 et la valeur angulaire de sa division a été trouvée de 0”.95%. Cette 
dernière valeur a servi à transformer en secondes d'arc, les indications du niveau 
pour la correction des lectures micrométriques. 
Une dernière constante instrumentale restait à déterminer ; l’inégalité des 
tourillons. D’après une moyenne de 62 observations, le tourillon du côté du 
cercle divisé est un peu plus gros que l’autre et la correction à apporter de ce chef 
à l’inclinaison fournie par le niveau est de 0°.104, savoir — 0.101 pour la posi- 
tion Cercle Ouest et + 0.101 pour la position Cercle Est. 
Cercle divisé. Le cercle n’est pas fixé sur l'axe des tourillons d’ane façon inva- 
riable ; il peut être tourné et amené dans une position quelconque. Cela est du 
reste nécessaire pour éliminer les erreurs de divisions. Le limbe d’argent incrusté 
dans le cercle mesure 62 centimètres de diamêtre et il porte des divisions de 5 en 
5 minutes. Il est donc divisé en 4320 parties égales et lintervalle linéaire entre 
deux traits est de 0.45 mm. Cette longueur est ensuite divisée en 300 parties au 
moyen de 5 tours à 60 divisions du tambour de la vis micrométrique. Il s’en suit 
que la seconde d’arc, soit le passage d’une division du tambour à la suivante cor- 
respond, sur le cercle, à une distance linéaire de 0.0015 mm. soit d’un micron 
et demi. 
L’éclairage des divisions du cercle, en regard de chaque microscope avait été 
assuré au moyen de petits miroirs réfléchissant sur le cercle la lumière d’un bec de 
gaz placé à distance, mais ce dispositif fut tout à fait insuffisant ; il n’était pas pos- 
sible de faire des lectures micrométriques autrement que pendant le jour. Ce n’est 
qu’en 1893, après l'installation de l'électricité à l'Observatoire que l’éclairage des 
microscopes devint possible. Pour cela, chaque micrescope fut armé à son extré- 
mité, en face du cercle, d’une micro-lampe fonctionnant sous une pression de 4 à 
2 volts. Cette lampe enfermée dans un cylindre métallique éclaire les divisions du 
cercle placées dans le champ du microscope au travers d’une fente pratiquée dans 
l'enveloppe cylindrique, 
Éd RS 
