DE L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE 9 
lampe a été remplacée et que l'éclairage a été modifié. On trouvera plus loin les 
valeurs correspondantes ; il suffit de remarquer que les variations des valeurs du 
run ne présentent rien de systématique et qu'elles dépendent surtout de la mise 
au point du microscope. 
L'intervalle mesuré pour obtenir le run a toujours été de deux divisions du 
cercle soit 10 minutes d'arc. La mesure a été régulièrement faite dans les deux 
sens et chaque fois on à choisi une autre région du cercle divisé, afin de ne pas 
introduire d’erreur constante. 
En supposant que les 40’ soit les 600” aient donné 600 He parties du tambour, 
on aura pour la valeur en seconde d’arc d’une partie : 
600 € 
FRE OS CPR RER 
Tes AB00 22 
Le tableau suivant résume les déterminations du run en donnant les différentes 
valeurs de la correction ENTRER 
600 + € 
RUN DES MICROSCOPES 
Correction à apporter à une partie du tambour pour la transformer en seconde 
d'arc. 
Date Intervalle mesuré Micros. I Miscros. II Miscros, III Micros. IV 
1894 août 22 600 0° à 600107 — 0.0172 — 0.0121 -- 0.0028 + 0.0063 
» 23 00 E120N10 — 0.0170 — 0.0143 — 0.0006 —- 0.0072 
1894 sept. 15 1200120810 — 0.0183 — 0.0111 + 0.0051 | 0.0103 
1894 oct. 23 180 O » 180 10 — 0.0188 — 0.0 61 —- 0.0067 —+- 0.0045 
1894 déc. 6 154 O0 » 154 10 — 0.0131 — 0.0100 + 0.0017 + 0.0061 
1895 avril 9 1552 DIS 550 — 0.0194 — 0.0116 + 0.0049 —- 0.0078 
1895 août 12 DI5 07 0215010 — 0.0188 —10;:0123 —- 0.0019 + 0.0083 
1895 sept. 4 325015 20325025 — 0.0183 — 0.0131 —+- 0.0025 + 0 0072 
1896 déc. 1 2075020 — 0.0214 — 0.0162 -- 0.0060 - 0.0079 
» 9 ST ON TO) — 0.0187 — 0.0130 -- 0.0016 —- 0.0043 
1897 fév. 19 HOLD D DD DD — — 0.0154 — — 
1897 mars 9 27415 5 274,95 — 0,0123 — 0.0123 — 0.0018 — 0.0236 
» 18 15225 13295 — 0.0088 — 0.0163 + 0.0005 — 0.0236 
1897 avril 29 M9 20173550 -— 0.0071 — — = 
1897 mai 27 60 30 » 60 40 0.0182 — 0.0198 — 0,0030 — 0.0297 
Les valeurs du run pour les dates intermédiaires n’ont pas été interpolées 
TOME XXXIII, 2% PARTIE 2 
