10 MÉMOIRE SUR LA LATITUDE 
comme on le fait quelquefois; chaque valeur a été utilisée dès la date de sa 
détermination jusqu’à la détermination suivante. Ce moyen a permis de réduire 
les observations au fur et à mesure qu’elles étaient obtenues. 
CONSTANTES INSTRUMENTALES 
Il reste encore à justifier les conditions de stabilité et de position de la lunette 
méridienne pendant la durée des observations. Or pendant ce temps, J'ai continué à 
utiliser l’instrument pour la détermination de l'heure, de sorte qu'il suffira d’un 
relevé des erreurs instrumentales de la lunette pour montrer que ces corrections 
sont toujours restées dans les limites des formules de réduction. 
Les trois constantes sont, d’après la formule de Tobias Mayer : 
€ pour l’erreur de collimation, à laquelle on a ajouté — 0°.014 pour tenir 
compte de l’aberration diurne sous le parallèle de Genève. 
b désignant l’inclinaison de laxe, valeur corrigée de — 0.101 pour éliminer 
l'inégalité des tourillons. 
k représentant la déviation polaire ou l'erreur de direction en azimut de l’axe 
optique de la lunette. 
Dare c b k | Dare c b k 
8. 8. 8 | s. 8. 8. 
1894 août 28 — 0.163 — 0.221 + 0.619 | 1895 avril26 — 0.266 - 0.323 —- 0.550 
1894 sept. 6 — 0.163 — 0.219 +- 3.041 1895 mai 10 — 0.242 —+- 0.287 —+ 0.525 
» LRO NO SOL SO SO SSI 0 STE ROC CR0 605 
» 23 Corrigé l’inclinaison. | 1895 juil. 26 — 0.315 — 0.063 + 0.285 
» 24 — 0.127 + 0.201 — 0.155 | 1895 août 24 — 0.341 — 0.099 + 0.008 
1894 oct. 1 — 0.117 + 0.224 + 0.028 | 1895sept. 9 — 0.229 — 0.145 “+ 0.138 
» 10 — 0.117 +- 0.174 +- 0.059 | » 28 La position de la lunette est ré- 
» DIM 0 117 0 189 0; 005 glée à nouveau. 
» 29 Ia lunette a été heurtée; réglée | 1895 oct. 11 + 0.158 + 0.424 — 0.681 
à nouveau. | 1895 nov. 7  Réparé le miroir intérieur et par 
» 30 — 0.211 + 0.938 —E 0.104 | suite démonté et remonté la 
1894 nov. 9 — 0.265 + 0.178 — 0.105 | Junette. 
* 1200027301 0,208 :— 10 1978) » 7: = 0.215 0.222 0.223 
1894 déc. 5 — 0.273 “+ 0.102 — 0.435 | 1895 nov. 30 — 0.212 + 0.214 —- 0.055 
» 28 — + 0.077 — 0.558 | 1896 janv.17 — 0.278 —+- 0.237 + 0.101 
1895 janv.16 — + 0.066 — 0.775 | 1696 déc. 5 — 0.275 — 0.204 + 0.265 
» 26 Corrigé l’erreur en azimut. (Ms07 fer 103 END 985 0 01 210.109 
>» 28 — 0.254 + 0.165 + 0.037 1897 avril 28 — 0.292 — 0.009 —+ 0.558 
1895 fév. 28 — 0.221 -- 0.247 + 0.255 | 1897 juin 10 — 0.281 —-0.134 “+ 0.218 
) 
1895 mars10 — 0.201 + 0.261 + 0.207 | 
ssl de S nt ÉD Se 2 dé dn . 
