32 MÉMOIRE SUR LA LATITUDE 
CALCUL DE LA RÉFRACTION. 
La valeur de la réfraction a été calculée en employant la méthode et les tables 
publiées par M. Radau dans les Annales de l'Observatoire de Paris, Mémoires, 
tome XIX, 1889. Je renvoie donc à ce travail pour les détails complets sur la 
méthode suivie et sur l’arrangement des tables. Ces dernières différent entièrement 
des tables de Bessel; en particulier, les logarithmes n’y figurent pas. 
Le calcul de la réfraction subie par les rayons lumineux, venant d’un astre et 
arrivant à l’objectif d’une lunette, exige la connaissance aussi exacte que possible 
de la densité et de la température de la couche d’air dans laquelle baigne lobjectif. 
Ces deux valeurs sont mesurées par le baromètre pour la densité et par le thermo- 
mêtre pour la température, mais ni lun ni l’autre de ces instruments ne se trouve 
placé dans le voisinage immédiat de Pobjectif. De là, résulte non seulement une 
première correction due aux erreurs instrumentales, mais encore une deuxième 
correction pour tenir compte de la différence des positions occupées par Pinstru- 
ment et par l'objectif lui-même. 
Température. — La température cherchée est évidemment comprise entre la 
température de l’air à l’intérieur de la salle méridienne et la température de Pair 
extérieur. La première a été donnée par un thermomètre à minima de M. Tonnelot, 
à Paris, thermomètre placé sur le bâti des microscopes. La température extérieure 
a été prise au psychromèêtre de installation météorologique de l’observatoire. De 
plus, les lectures faites à la boule mouillée de cet instrument ont complété les 
éléments nécessaires au caleul de la tension de la vapeur d’eau contenue dans l'air. 
Après plusieurs essais et tätonnements, la température vraie de la réfraction a été 
considérée comme étant la moyenne arithmétique des deux températures f, et {. 
La différence de ces deux températures a, du reste, rarement dépassé cinq degrés. 
Enfin, une quatrième lecture thermométrique à donné la température 4, du mer- 
cure du baromètre, valeur nécessaire pour la réduction de la hauteur barométrique 
observée. 
Tension de la vapeur. — Les deux températures fournies par le psychromètre 
