LE SYSTÈME DE SATURNE. 5 
ouvertures, l'épaisseur de l'objectif de 10 pouces devrait être 46"%.,6, elle 
est seulement 36 millimètres, c’est-à-dire plus petite de 10 millimètres, 
1 . x , . 17 . 
ou =. On arrive à des résultats semblables en considérant les poids 
des objectifs, plus souvent indiqués que les épaisseurs; seulement, dans 
ce cas, le chiffre est un peu forcé à cause de l'influence du poids des 
barillets. On à, par exemple, en prenant trois objectifs du même con- 
structeur : 
Diamétres. 4 *], pouces Pléiades 10 pouces Genève 15 pouces Cambridge U. S. 
Poids réels. 1*.465 10.92 205.6 
Proportionnellement aux cubes des’ouvertures, si le 4 ‘/, pouces pèse 
1:.46, le 10 pouces devrait peser 16*2; le poids réel est plus petit de 
5*.28 soit de ‘/;. De même si le 10 pouces pèse 1099, le 15 pouces 
devrait peser 25°.98; or il pèse 3k.38 soit ‘/, de moins. 
L'objectif de Genève est serré parallèlement à l’axe optique sur trois 
points du bord, selon la méthode de Fraunhofer. Il est pressé également 
dans sa monture, perpendiculairement à l’axe optique, et sur trois 
points équidistants, dont l’un est commandé par deux ressorts réglables. 
On évite ainsi l'inconvénient de mouvements latéraux du verre, qui 
nuiraient au centrage, ou celui de la pression latérale exercée par la 
monture sur le verre aux températures basses, el qui serait plus nuisible 
encore qu'un léger défaut'de centrage. 
Deux fortes têtes de vis, saillantes sur le barillet, aux deux extrémités 
d’un même diamètre, servent au maniement facile de l'objectif, qui est 
d’ailleurs fixé à l'extrémité du tube de la lunette par trois vis à tête 
moletée, ce qui le rend aussi facile"à enlever qu'à mettre. 
Oculaires. Le réfracteur est pourvu d’une série d’oculaires négatifs 
ordinaires, donnant les grossissements de 120, 182, 308, 444 el 666. — 
Les oculaires positifs du micromètre donnent les amplifications : I, 90; 
LL, 150; IL, 250; IV, 350; V, 450. Cette dernière série est complétée 
par un petit microscope composé servant aussi d'oculaire, et permettant 
d'obtenir les grossissements divers compris entre 375 et 1000. 
