LE SYSTÈME DE SATURNE. 7 
leurs augmenter un peu, s'il le juge convenable, la distance de ces deux 
lentilles. 
Puissance optique du réfracteur. Pour lappréciation du pouvoir 
oplique de l'instrument, nous renvoyons aux observations de M. le 
D' W. Meyer, en rappelant seulement ici qu'avec un ciel favorable, 
M. Meyer à vu la division de l'anneau extérieur de Saturne, connue sous 
le nom de ligne de Encke; il a reconnu nettement la limite intérieure 
de lanneau sombre, vu le satellite Mimas, et mesuré à plusieurs 
reprises la position d'Encelade. Les oculaires HT et IV étaient ordinai- 
rement employés pour ces observations *. 
L'objectif est sur-corrigé, laissant le bleu violet du spectre secondaire 
en dehors du contour brillant des images; cependant la sur-correction 
n’est pas excessive. 
Chercheur. Le chercheur a 49mm d'ouverture, 0,65 de distance focale, 
et grossit 16 fois. L'oculaire du chercheur est à trois verres; il a un 
champ propre de 47 degrés. Le champ total est de 3°8”. 
Au foyer commun de l'objectif et de l’oculaire se trouvent quatre 
pointes métalliques équidistantes, fixées au bord du diaphragme, et 
dirigées vers le centre du champ qu’elles n’atteignent pas, laissant entre 
leurs sommets un espace libre, où l'observateur amène l’image du point 
sur lequel doit être dirigé le réfracteur. 
Système mécanique. 
Lunette. La lunette se compose (PI. IT) : a) d’un cube central, faisant 
partie aussi de l'axe de déclinaison; b) d'un bout oculaire cylindrique, 
! Voyez aussi nos dessins de la comète b de 1881, dans le mémoire publié en collaboration avec 
le Dr W. Meyer (Archives des sciences physiques et naturelles, 15 août 1881); puis nos remarques sur 
le temps qu’exigent les revues du ciel (Archives, 15 février 1880). 
Il avait été premièrement question de construire un équatorial de 8 pouces. Nous demandâmes à 
M. Plantamour de choisir plutôt un objectif de 10 pouces, en nous appuyant sur ce fait que dans 
l’état actuel de l'optique pratique le pouvoir de définition, dans les réfracteurs, augmente à peu près 
proportionnellement au diamètre de l’objectif jusqu’à environ 10 pouces, puis devient incertain, et le 
plus souvent cesse de s’accroître, lorsqu'il s’agit d’ouvertures plus considérables. 
